l' elettrometro atmosferico ecc. 575" 



da, ma non molto oltre i 90 gradi: allora però che l'umi- 

 do dell' ambiente paflava i 93 o 94 gradi , era sì breve i! 

 tempo della fperienza , che diveniva preffochù infenfìbile ; 

 giacché non durava il folito toccamento un fecondo , e nep- 

 pure un mezzo fecondo, e colla mia maniera già indicata 

 di contare uno, due, tre , quattro, ecc. non arrivava a due 

 o tre, che già eran caduti intieramente i pendolini dell'elet- 

 trometro . Vidi dunque , che conveniva fervirlì di una lifte- 

 rella pili lunga e più fottile , tanto che impiegale un pò 

 più di tempo a fpogliare I' elettrometro della data dofe di 

 elettricità ; v' impiegafle cioè alcuni minuti fecondi anche 

 per un umido di 95,0 96 gradi, e per quello di 98 e ico 

 un fecondo e mezzo almeno, il che appunto fi ottiene qualo- 

 ra efla lifterella fia tale, che per 1' umido di 80 gradi im- 

 pieghi poco più poco meno 30 fecondi. Potrebbe anche fce- 

 glierfì lunga e flretta tanto che iinpiegafTe più d' un minu- 

 to fecondo, e più di due nell' umido quafi efìremo di 97 , 

 o 98 gradi ; il che renderebbe molto più fenfibili le 

 picciole mutazioni verfo quefto eflremo , odia verfo i 100 

 gradi: ma come durerebbe allora la fperienza più di 30 fe- 

 condi per la mediocre umidità di So gradi , e più di un 

 minuto primo o di due quando I' igrometro fegna folo 40 

 gradi, e più di tre, di quattro, per un fecco di fei che lo 

 fa difcendere a 60 55 50 gradi; ed effendo che quella trop- 

 po lunga durata riefce di molta noja, torna meglio, per non 

 incorrere in fimile inconveniente , rinunciare ad una parte 

 del fopra indicato vantaggio, e prendere un termine di mez- 

 zo . Quefto termine dunque io ho prefo fcegliendo tra gli 

 altri conduttori pili o meno imperfetti 1' avorio , V offo di 

 balena , la parte cornea delie penne, oppur anche la perga- 

 mena, per farne la liflerella da adoprare nelle mie fperien- 

 ze elettrico-igrometriche , e riducendola a tali dimenfioni , 

 che per l'umido di 80 gradi dell'igrometro di Satijfiire , che 

 fi può dire 1' umidità mezzana , impieghi 30 fecondi mercè 

 di tenerla applicata all' afta dell'elettrometro, a farne cade- 

 re r elettricità dai io gradi ai 2 . Cosi difpofte trovandoci 

 Je cofe , le mie prove anche pel maggior fecco naturale non 

 durano mai più di 150 fecondi, o al più 3 minuti primi : 

 e d' altra parte per 1' umido maffimo durano ancora circa 



