5 74 Maniera di far servire 



un minuto fecondo ; o almen tanto da poter contare alla 

 mia maniera uno, due, tre. 



Ma è egli poi facile di ridurre la lifterellajche fi è fciel- 

 ta , a tale flato, che faccia durare la prova 30 fecondi giu- 

 fti per queir umido che tiene I' igrometro di SauJJure a 80 

 gradi? Anzi faciliflimo, foi che ii proceda colla debita at- 

 tenzione e pazienza nei reiterati tentativi, che convien fa- 

 re. Comincifi dunque a tagliar fuori cotefta liflerclla d'avo- 

 rio , di penna, o di balena larga due linee circa, e lunga 

 tre o quattro pollici; e cogliendo il tempo, che 1' anzidet- 

 to igrometro fegni li prefifli 80 gradi , lì faccia di tal lifte- 

 rella la prova : impiega ella a diOruggere col fuo toccamen- 

 to r elettricità di eflo elettrometro dai io gradi ai 2 più 

 tempo dei 30 fecondi che vogliamo? Si accorci allora tron- 

 candone un pezzo, e fi riprovi: fé fcorgeli che metta ancor 

 troppo tempo , fi torni ad accorciare , e ciò a più riprefe , 

 finché fi trovi che vada bene . Che fé avviene , per aver 

 oltrepafiato un poco il limite nell' accorciarla , il contrario 

 cioè che in meno dei 30 fecondi porti via quella lifterella 

 l'indicata dofe d' elettricità dall'elettrometro, fi ritagli in 

 guifa che divenga più fi-retta : con che otterrafli ( giufta 

 quanto fi è mofi:rato nel §. 2. ) maggior ritardo nel trapaf- 

 fo dell' elettricità. Per tal modo ritagliando la noftra li- 

 fierella or nella lunghezza , or nella larghezza , e poco per 

 volta a arriva, mercè di molta pazienza , come avvifato già 

 abbiamo, ad ottenere il giun:o punto, cioè che per 80 gra- 

 di di umido dell' igrometro di Sauffure faccia ella cadere 

 l'elettricità dell'elettrometro, guernito del fuo piccolo con- 

 duttore od afi^a metallica , da io gradi a 2 nel tempo di 

 30 fecondi efattamente . 



Or ecco come diventa anche il mio un igrometro fino 

 ad un certo fegno comparabile . Tofio che io 1' ho ridotto 

 a darmi giufio 30 fecondi per 80 gradi dell' igrometro di 

 Saujfure; è pur forza che mi dia fempre un dato numero di 

 fecondi di più, e un dato numero di meno, per un dato 

 numero di gradi al di fotto , e al di fopra di quelli 80 . 

 Invero è cofa molto penofa e difficile il determinare quanti 

 fecondi corrifpondano a ciafcun grado dell' igrometro di Sauf- 

 Jun ( che facciam fervire per termine di paragone ) dai 



