l' elettrometro atmosferico ecc. 575 



100 fino ai 60 e più baffo ancora: cioè quanti fecondi im- 

 pieghi la noftra lifferella a far cadere l'elettricità dell'elet- 

 trometro da effa toccato, per l'umido di 09 gradi, poi di 

 98 , di 97 e via difcorrendo . Ma fatto ciò una volta con 

 accuratezza, e trovato con reiterare le fpcrienze , che fi ab- 

 biano i medefìmi rifcontri , può formarfi una tavo^a di rap- 

 porto , in cui ciafcuna delie noftre prove elettrico-igrometri- 

 che ci dia il grado corrifpondente dell' igrometro di Saujjii- 

 re . Qualora poi non vogliali che un prefTo a poco, potrà 

 baftare di determinare coU'efperienza il numero de' minuti 

 fecondi per ogni 5 gradi di detto igrometro ; e fi potrebbe 

 anche efler contenti di limitarfi tra i 100 e i 70 gradi, 

 nell'intervallo de' quali fogliono accadere le mutazioni nell' 

 umidità dell'aria; rariffimo eflendo il fecco che faccia difcen- 

 dere più abbaifo 1' igrometro medeùmo . 



Mi \\ domanderà s' io ho già fatte quefte prove , e coflrut- 

 ta l'indicata tavola. Al che rifponderò , che delle prove ne 

 ho fatte moltilfime ; ma con diverti femicoibenti o condut- 

 tori più o meno imperfetti, ad oggetto di fcegiiere il mi- 

 gliore, e con dare alle lifterelle formatene maggiore o mino- 

 re lunghezza, maggiore o minore fottigliezza , onde vedere 

 quanto pia lentamente o meno involaliero l'elettricità all' 

 elettrometro : variando nel qual modo le fperienze poco an- 

 cora mi fon fermato alle lifterelle d'avorio, di balena, e di 

 penna, ridotte giufto a tali dimenfioni , che facciano cadere 

 l'elettricità del mio elettrometro a paglie dai io gradi ai a 

 in 30 fecondi precifi per quelF umidità, che è fegnata 80 

 gradi nell'igrometro a capello di Saujjure: tanto folo cioè 

 mi ci fon fermato, quanto vi voleva per affìcurarmi che 

 cotal difpoiizione della lifferella lafciando luogo alle prove 

 dei gradi eiiremi d'umido, non rende quelle di un gran 

 fecco, ed anche del malFimo naturale ,1'overchiamente lunghe 

 e nojofe, come ho fopra moffraro. Ho intanto confrontati 

 varj termini intermedj ; ma non già tutti i gradi tra i 100 

 e i 70 o 60 dell'igrometro di Saujjure: anzi non l'ho fat- 

 to neppure di cinque in cinque compitamente . A quefto 

 travaglio, ch'elìge maggior comodo e tempo, mi propongo 

 d'applicarmi quanto prima: elio è tale del refto, che ora 

 che fon podi i fondamenti , ognuno può farlo da se . 



