578 ■ Maniera di far servire 



fingolarmente riefce bene il mio proceflTo , quantunque riefca 

 non male eziandio per efplorar l'umido e il fecco dell'aria 

 aperta . La ragione è che nelle ftanze non fuol variare 

 l'umido, che dai 95 ai 75 o al più 70 gradi dell'igrome- 

 tro di Saujjure ; entro ai quali limiti l'olio di balena, la 

 penna, l'avorio ( (iccome ancoia la pergamena, la carta, 

 ed altri corpi, fé di quefti uno voglia fervirli ) non diven- 

 tano né troppo conduttori , né troppo coibenti ; onde non 

 è mai che la liflerella che lì è fcieita e preparata di con- 

 veniente lunghezza e larghezza impieghi né meno di 2 o 3 

 fecondi, né pili di 50^0 60 per far cadere i pendolini del 

 mio elettrometro a paglie fottili da io gradi a 2. All'aria 

 aperta all'incontro va non di rado l' igrometro a 98 ed an- 

 che 100 gradi, termine dell'umidità eilrema ; nel qua! cafo 

 la noftra liftereiia ruba tutta l'elettricità dell'elettrometro 

 in un fecondo, o meno ( fuppoflo che rubi, come il richie- 

 de, in 30 fecondi i foliti '6 gradi, da io cioè a 2 ) : il che 

 non è sì facile a farli con precilione ; onde per meglio mifu- 

 rare (ìlTatto umido è d'uopo ricorrere allo fpediente più fo- 

 pra defcritto , che è di toccar di fuga replicatamente eoa 

 elfa lifterella l'aita dell' elettrometro , e noverarne i colpi. 



In quella maniera che all'aria aperta l'igrometro va fo- 

 vente fino al termine dell'umidità eilrema , ciò che non 

 fuol fare nelle ftanze ; difcende anche talvolta lotto i 70 

 gradi, a 65 60, e, febben rariiTime volte, fé pur non s' ef- 

 ponga al fole, anche a meno : pe' quali fecchi la lifterella fe- 

 micoibente qualunque iìa fa cosi male l'officio di condutto- 

 re, che lafcia paiiare più di 100 e di 200 fecondi, prima 

 d'involare all'elettrometro, col toccarne il cappello o l'afta, 

 e ftarvi al modo folito applicata, l'elettricità dai io agli 8 

 gradi: il che rende, come più d'una volta fi è accennato, 

 troppo tediofa l' oiTervazione . 



Altra nuova maniera di prove igrometriche coir iflejfo elet- 

 trometro portatile^ allorché un gran fecco rende troppo inco- 

 mode , impraticabili quelle alla maniera già deferi tta . 



Allorquando avviene che tutti o quali tutti que' corpi, i 



