Sur la chaleur animale des Articulés. 95 



verre très diatherraane pour la chaleur lumineuse Test très peu pour les 

 sources faibles et obscures ; de là des variations incessantes dans les effets 

 des radiations ambiantes. Les deux boules et le bouchon ont leur surface 

 externe revêtue d'une épaisse couche de vernis au noir de fumée, ce qui 

 les rend athermanes. On peut encore, et cela est préférable, recouvrir les 

 boules d'une feuille d'argent, comme le faisaient MM. de Laprovostaye et 

 Desains pour les réservoirs de leurs thermomètres dans leurs expériences 

 sur le refroidissement ; on rend le verre alhermane et de plus, par la fai- 

 blesse du pouvoir émissif de la surface, on conserve le plus possible la 

 chaleur émanée de l'Insecte dans l'intérieur de l'instrument. Entre les 

 deux boules un petit écran empêche l'effet du rayonnement de la boule 

 chaude sur la boule froide. Devant l'appareil est disposé un grand écran 

 recouvert d'une feuille métallique du côté de l'observateur de façon à 

 arrêter toute radiation de son corps sur le thermomètre. Devant la branche 

 verticale qui porte la graduation en vingtièmes ou même dans quelques- 

 uns de ces instruments en quarantièmes de degrés centigrades se trouve 

 une petite fenêtre munie d'une glace qui permet la lecture du déplacement 

 de l'index liquide. La pratique de ces appareils m'a fait reconnaître cer- 

 tains détails que je crois utile d'indiquer pour les observateurs qui seraient 

 curieux de répéter des expériences analogues aux miennes. Ces instruments, 

 dont les boules sont en verre très aminci par le soufflage, ne sont pas 

 entièrement soustraits aux influences de la pression atmosphérique, mais 

 la variation produite est très minime, d'une division environ. Un point 

 plus important à noter, c'est qu'il est bon d'attendre plusieurs semaines 

 avant de les graduer comparativement au thermomètre centigrade. En 

 effet, les boules sont soudées à chaud et il faut assez longtemps pour que 

 l'équilibre s'établisse entre les deux masses d'air et que l'index liquide, 

 en acide sulfuriqueou en alcool coloré, devienne bienstationnaire, surtout 

 par l'effet de la dévitrification du verre. Je n'ai pas besoin de faire remar- 

 quer que ces appareils peuvent servir à la recherche, des différences de 

 température d'autres animaux que les Insectes, ainsi des Mollusques, et 

 qu'on peut aussi les utiliser pour les végétaux, en général pour un grand 

 nombre de faibles sources calorifiques. 



.l'ai cru devoir donner les indications détaillées qui précèdent parce que 

 l'emploi du thermomètre différentiel ainsi modifié est nouveau dans la 

 science; au contraire dans l'énoncé de mes recherches précédentes je n'avais 

 pas à décrire des appareils déjà employés dans les travaux antérieurs, 

 comme le thermo-multiplicateur par Melloni et Nobili, le thermomètre à 

 mercure par Haussmann, J. Davy, Newport, les aiguilles thermo-élec- 

 triques par Dutrochet et M. Becquerel. 



