5i8 



FG , perchè po^gi sempre sopra il tubo DE , e perchè que- 

 sto non declini il braccio' FG e incanalito • In _F vi è un 

 piccol circolo di Vetro per diminuire il frenamento con 

 1' asse d' acciajo . La lunghezza della leva è di sei centi- 

 metri nella parte FG , e di diciotto centimetri o più nel- 

 la parte FH . Se alla tavola del barometro si adatta un 

 semicircolo QS graduato , e descritto col raggio^ FH , 

 r estremo H della leva segnerà le elevazioni , e vdepres- 

 sioni del barometro ingrandite a proporzione della lun- 

 ghezza FH , perciò capaci di suddivisioni ben distinte , 

 più numerose delie ordin;irie- Desiderandosi che il barome- 

 tro segni per se stesso, al semicircolo suddetto si sostituis- 

 ca il cilindro MN di carta., o tela incerata, portato in gi- 

 ro nello spazio di 24. o più ore da un orologio posto al- 

 la base N •' la superficie di questo cilindro sia divisa da li- 

 nee verticali, che segnino ciascun" ora , e da linee orizzon- 

 tali che corrispondano alle divisioni della scala del baro- 

 metro • In H estremo dclla^ leva si adatti un pennello I , 

 che si può bagnare con olio di tartaro , ossia carbonato di 

 podassa allungato , perchè mantenga 1' umido : la superiìcie 

 del- cilindro sia coperta di qualche polvere attaccaticcia che 

 si toglie facilmente dal pennello ; girando nelle 24 ore il 

 cilindro MN , il pennello las.cierà sul medesimo la traccia , 

 togliendo la poJvere , ed in questa guisa si avramio nella 

 superficie del cilindro segnate le rr,enome variazioni baro- 

 metriche occorse nella giornata. Molte carte , o tde pre- 

 parate da coprire diversi cilindri., su i quali siano numera- 

 ti i giorni del mese , danno il comodo all' osservatore di 

 restare più giorni , od anche mesi lontano dall' osservato- 

 rio , purché abbi una persona che ogni giorno all' ora fissa 

 sostituisca i successivi cilindri . Oltre di questo comodo im- 

 pareggiabile di segnare per se stesso in ogni momento le 

 variazioni barometriche, questo strumento presenta anche il 

 vantaggio di segnare quelle menome variazioni , che negli 

 altri barometri sono impercettibili , poiché 1* adesione del 

 mercurio al vetro anche nei tubi barometrici rarissimi di un 

 centimetro di capacità , ed anche maggiore fa sì, che mol- 

 te volte nel solo centro della colonna succeda la variazio- 

 ne, e questa essendo menomissima non si distinguerebbe 

 senza massima difficoltà , non essendovi il braccio FH del- 



