5^9 



la lev» assai lun^c^o , ma in questo barometro il galleggiante 

 D poggiando sempre per via dell' anello OO sul centro 

 della colonna barometrica , la menoma variazione p. e. di 

 abbassamento nel barometro crescerà in C la convessità del 

 mercurio , quindi alzindosi il tubo DE , per conseguenza 

 ii braccio GF della leva farà abbassare il pennello I , quin- 

 di si avrà sul cilindro MN tosto indicato V abbassamento • 

 Chiunque è accostumato ad osservare il barometro conosce 

 tosto i vantaggi di questo , nel quale le elevazioni sono 

 anche, tosto indicate , piacchè scemando la convessità del 

 mercurio in C tosto si ab'iassa il galleggiante , e si innalza 

 r estremo H della leva- Con gli stessi principj e formato 

 il termometro indicato nella fig. 2. ABC è una boccia di 

 vetro , che contiene almeno sei libbre di m.ercurio , cui è 

 unito il tubo calibrato DE di un- centimetro circa di dia- 

 metro, cliiuso in EF da un anello , che dà libero passaggio 

 al tubo GT unito al galleggiante G : è fatto collo stesso 

 artificio del tubo del barometro DE per muovere la leva 

 MO mobile attorno al fulcro N, costrutta secondo i prin- 

 cipj della sopra descritta leva del barometro, portante nelT 

 estremo O il pennello P per segnare i gradi di caldo, e di 

 freddo sopra lo stesso cilindro del barometro , oppure in 

 un graduato semicircolo. Dalla descrizione dei movimenti 

 barometrici è chiaro , che le menome variazioni nel caldo , 

 e nel freddo saranno segnate da questo termometro che la- 

 scierà pure la sua traccia sul cilindro MN . La sola varia- 

 zione si è che i gradi di freddo saranno nella parte supe- 

 riore del cilindro , e quelli di caldo nella parte inferiore : 

 abbassa'ndosi il pennello P a proporzione che il mercurio 

 monta nel tubo DE , e viceversa » Questo termometro ha 

 il vantag-^io sopra quello di Six ( difficilissimo a costruirlo a 

 dovere ) segnando non gli estremi del caldo , e del freddo 

 come questo, ma bensì tutte le menome variazioni, che 

 occorrono nella giornata . Gii errori , che porrebbero pren- 

 dersi nelle ore per le varie elevazioni degli estremi H ed 

 O delle leve del barometro , e del termometro si correg- 

 gono con la de'^crizione sopra lo stesso cilindro dei semi- 

 circoli QS , TV. Nella stessa j^uisa sopra lo stesso cilindro 

 pos'^ono lasciare la traccia 1' Udometro formato anche con 

 galleggiante; l' Atmidometro costrutto a guisa di bilancia, 



