Versuche mit künstlichen homogenen Membranen. 117 



3. Füllung des Mantel raumes (Glasrohr). Diese Füllung findet mittelst 

 des Trichters 2 und des Glashahns 4 statt. Die Hähne 5 und 6 sind geöffnet. 

 Letzterer bleibt offen, bis Flüssigkeit herauszutropfen beginnt; dann wird er ge- 

 schlossen. Auch hier ist der hydrostatische Druck der Flüssigkeit im Mantelraum 

 genau zu rae.ssen und zu regeln. 



4. Horizontalstellung des Apparates. Hierzu wird Schraube !) zurück- 

 gedreht. 



Jetzt kann der eigentliche Versuch mit oder ohne Durchströmung anfangen. 



Ist der Versuch beendigt, so überzeugt man sich von der vollkommenen 

 Dichtigkeit der Membran, indem man die Flüssigkeit aus dem Mantelraum oder aus 

 dem homogenen Rohr abfliessen lässt. Bleibt das Flüssigkeitsniveau, abgesehen von 

 einer plötzlichen kleinen Senkung in Folge der Formveränderung der Membran, in 

 h i bezw. in A 5 constant, so ist damit der unversehrte Zustand der Membran er- 

 wiesen. Zuweilen gibt aber schon der Verlauf des Versuches eine Antwort auf 

 diese Frage, oder wenigstens einen werthvollen Hinweis. Ist z. B. die Aussenflüssig- 

 (im Mantelraum) eine 2^0 ige Kochsalzlösung, die Innenflüssigkeit eine l'Voige, und 

 steigt dann das Niveau in k 5 über das in h i hinaus, so ist die Membran höchst- 

 Avahrscheinlich als unversehrt anzusehen u. s. w. ') 



Die Vorzüge meiner Methode gegenüber der Fick' sehen lassen sich in folgen- 

 den Punkten zusammenfassen. 



1. Die Anfertigung der Membran begegnet keinen technischen Schwierigkeiten 

 von einiger Bedeutung. 



2. Von Falten in der Membran und von hieraus entspringenden Fehlern kann 

 hier nicht die Rede sein. 



3. Durch die Anwendung von Metallgaze ist man an eine bestimmte Form der 

 Membran nicht gebunden. So z. B. sieht man in Taf. I, Fig. 4 eine solche abgebildet, 

 welche die Verhältnisse im Blutgefässsystem einigermaassen nachahmt. Bekannt- 

 lich besitzt das Capillarnetz einen grösseren Gesammtquerschnitt als die Arterien, 

 aus welchen es entsteht. Vereinigen sich die Capillaren wieder zu Venen, so nimmt 

 der Querschnitt wieder ab, aber bleibt doch grösser als derjenige der entsprechenden 

 Arterien. In Taf. I, Fig 4 stellt 13 — 14 eine Arterie, 14—15 die Capillaren und 15 — 

 16 die entsprechende Vene vor. 



4. Die Membran kann sehr dünn sein. Membranen von 0,02 mm Dicke gehören 

 noch nicht zu den dünnsten, die ich angefertigt und mit Erfolg gebraucht habe. 



5. Die Natur und die Zusammensetzung der Membran kann bis zu einem ge- 

 wissen Maasse willkürlich geändert und der Einfluss der Modificationen auf Filtration 

 und Osmose untersucht werden. 



6. Der hydrostatische Druck kann genau gemessen und geregelt und sein 

 Einfluss auf Filtration und Osmose genau studirt werden. 



7. Mein Apparat gestattet auch die Flüssigkeitströmung in den Kreis der 

 Versuche über homogene Membranen aufzunehmen. Ich hälfe das für einen grossen 

 Vortheil, Aveil auch im lebenden Körper alle Flüssigkeiten in Bewegung begriffen sind. 



8. Man verfügt über eine reichliche Menge Flüssigkeit zum Behufe der Analyse. 

 (In meinem Apparat enthält das homogene Rohr 46 cc und der Mantelraum 



85 cc Flüssigkeit). 



1) Bedeutend kann die Steigung nicht sein, denn die Gelatinemembranen sind 

 nicht semipermeabel. 



