Accumulator. Messbrücke. 341 



d) Beiiierkuiigeii über die Apparate. 



1. Accumulator. 



Es ist ein Erforderniss, dass die elektromotorische Kraft (Ea) 

 grösser ist als die elektromotorische Kraft {n) des zu untersuchenden 

 Elementes (d. h. der zu untersuchenden Gaskette). In bei weitem den 

 meisten Fällen, die sich in der Physiologie darbieten, wird e i n Blei- 

 accumulator (2 Volt) oder zwei hintereinander gestellte Kupronelemente 

 (ä 1,8 Volt = 3,6 Vo^t) genügen. Sonst nimmt man zwei Accumula- 

 toren. Verfügt man nicht über Accumulatoren und auch nicht über 

 Cupronelemente, so kann man nöthigenfalls das ziemlich constante 

 Leclanche -Element anwenden. 



Es ist zu beachten, dass die EMK. eines Accumulators, der längere 

 Zeit geladen gestanden hat, in der ersten Zeit nach Stromschluss etwas 

 sinkt, um dann relativ constant zu bleiben. Man beginnt daher die 

 Messungen erst etwa 10 Minuten nach Schliessen des primären Stromes 

 und lässt während einer Versuchsreihe den Primärstrom dauernd ge- 

 schlossen. 



Weiter ist zu bedenken, dass unmittelbar nach der Ladung des 

 Accumulators die Spannung relativ hoch ist, dann ziemlich rasch abfällt, 

 um dann constant zu werden. Ich weise darauf hin, zunächst weil sonst 

 bei der Vergleichung des Accumulators mit dem Normalelement eine 

 rasche Abnahme der EMK. befremden und anderen Ursachen zuge- 

 schrieben werden könnte; weiter um hervorzuheben, dass es bei An- 

 wendung ganz frisch geladener Accumulatoren empfehlenswerth 

 ist, die Controle mittelst des Normalelements in kürzeren Zeitinter- 

 vallen zu wiederholen, als dies bei nicht frisch geladenen der Fall zu 

 sein braucht. 



2. Messbrücke. 



Für die Genauigkeit der Beobachtungen ist es sehr erwünscht, dass 

 AB sehr lang sei, viel länger als der Draht der gewöhnlichen Messbrücke 

 für die Leitfähigkeitsbestimmung, welcher bekanntlich 1 Meter misst. 

 Da aber eine wesentliche Verlängerung Schwierigkeiten bereitet, sind 

 verschiedene Hilfsmittel vorgeschlagen worden (Vergleiche s t w a 1 d - 

 Luthers Hand- und Hilfsbuch [62] S. 368 ff.). Unter diesen scheint 

 mir die Anwendung von zwei übereinstimmenden Rheostaten am meisten 

 empfehlenswerth, insbesondere für physiologische Laboratorien, wo man 

 diese doch zur Verfügung zu haben pflegt. Das Princip ist ganz 

 einfach. 



