342 



Elektrochemische UiitersuchuD^ des Harns. 



Man verbindet zwei Rheostaten I und II mittelst eines Kupfer- 

 streifens. Lässt man nun bei A (Fig. 14) einen Strom in den ersten 

 Rheostaten I eintreten und bei B den zweiten Rheostaten II verlassen, 

 so durchläuft er den Weg, welcher in folgender Weise angegeben werden 

 kann : A — 4000 — 3000 — 2000 — 1000 — 400 — 300 - 200 — 100 — 

 40 — oo — 30 - 20 — 10 - 4 — 3 - 2 - 1 - 1 — 0,1 — X - 4000 - 

 3000 — 2000 - 1000 — 400 — 300 — 200 — 100 — 40 — oc — 30 — 

 20 — 10 — 4 — 3 - 2 — 1 — 1 — 0,1 — B 1). 



Zum Accumulator 



Zum Paraffinblock (i) 



- + 



00( 



lOO 



Zum Stromtaster 



Fig. 14'^). 



Denkt man sich den ganzen Weg gestreckt und in das Schema 

 von Fig. 12 oder 13 gesetzt, so hat man eine lange Messbrücke AB 

 vor sich, mit A und B als Endpunkten und X als veränderlicher Stelle. 

 Zwar kann man in Wirklichkeit X nicht bewegen, aber die Grösse des 

 Widerstandes — und darauf kommt es an — kann doch durch Stöpsel- 

 ung beliebig modificirt werden. Ich gebrauche Präcisions-Rheostaten 

 von je 11111,1 Ohm Widerstand. Sie werden anfangs so aufgestellt, 

 dass im Rheostat I alle Stöpsel noch vorhanden sind; es erfährt der 

 Strom dann keinen, oder besser gesagt, kaum einen Widerstand. In 

 Rheostat II dagegen hat keine Stöpselung stattgefunden; da herrscht 



1) An den mit oo angedeuteten Stellen sind die Eupferstreifen des Rheostates 

 getrennt. Steht kein Stöpsel dazwischen, so geht also der Strom nicht durch und 

 ist der Widerstand cc. In unserem Fall befindet sich je ein Stöpsel dazwischen. 



Diese Anordnung, die hier ohne Bedeutung ist, dient ganz im Allgemeinen, 

 um von jedem Rheostat die beiden Hälften separat gebrauchen zu können. 



■^) Von der Firma Hartmann und Braun A.-G. Frankfurt a. M.-Bockenheim. 



