Compensations-Instrument. 343 



also ein Widerstand von 11111,1 Q. Entfernt man einen Stöpsel aus I 

 und setzt diesen in II ein, so bleibt der Gesamrntwiderstand 11111,1 i2 

 in der Strecke AB unverändert. 



Handelt es sich nun um eine Messung, so setzt man diesen 

 Austausch solange fort, bis das Xullinstrument (Galvanometer oder 

 Capillarelektrometer) sich stromlos erweist, m. a. W. den Nullpunkt 

 erreicht hat. 



Stellen wir uns vor, dass die Aufgabe vorlag, die elektromotorische Kraft des 

 Accumulators E^ mittelst des Normalelementes zu ermitteln, zu welchen Zweck 1 

 und 3 des Paraffinblockes verbunden sind (vei-gl. Fig. 13), und dass durch die Ein- 

 führung von 5656 ß in Rheostat I. Compensation erreicht war. 



Diese Stöpselung ist in der That in der Abbildung (Fig. 14) versinnlicht. Die 

 leeren Löcher in Eheostat I geben den eingeschalteten Widerstand an. Man sieht, 

 dass diese Widerstände gerade in die entsprechenden Löcher von Rheostat II ge- 

 stöpselt sind. 



Die Gleichung von S. 840: 



A X : A B = E^ : E^ 

 wird dann nach Einsetzen der Werthe 



5656 : 11111,1 = 1,0184 : E^ 

 E^ = 2,006 Volt. 



Statt zweier Rheostaten kann man auch einen Compensations- 

 ap parat mit Kurbel Schaltung benutzen. Dieser Apparat ist 

 äusserst bequem in der Behandlung. Man hat hier nicht zu stöpseln, 

 sondern einfach eine Kurbel zu bewegen bis Compensation eingetreten, 

 d. h. das Galvanometer stromlos ist. Man liest die gesuchte Messgrösse 

 ohne Weiteres ab. 



Ich habe die Beschreibung der Versuchsausführung mit zwei Rheo- 

 staten deshalb in meinen Ausführungen und Zeichnungen in den Vorder- 

 grund gestellt, weil gerade diese in physiologischen Laboratorien oft 

 Verwendung finden werden. Man hat dort gewöhnlich Rheostaten zur 

 Verfügung. Wer es sich bequem machen will und kann, kaufe sich 

 einen Compensationsapparat mit Kurbelschaltung ^), der jedoch lediglich 

 für Compensationszwecke zu benützen ist. Die Handhabung bedarf keiner 



1) Zu beziehen von Hartmann und Braun A.-G. Frankfurt a. M. Katalog: 

 Elektrische Messinstrumente für Laboratorien; Ausgabe 1902, S. 17. Siehe Weiteres 

 über den Apparat in Physikalische Zeitschrift 1. S. 167. 



Noch besseres soll der bei Siemens und Halske käufliche Compensations- 

 apparat mit Präcisions-Kurbelwiderstand leisten. Preisliste II 1903. Listennummern 

 31370 und 31422. Diese Zusammenstellung ist aber erheblich theuerer. 



