Formen der Gaskette. 



345 



4. Gaskette-Vorrichtung. 



Man hat dem Gefäss verschiedene Formen gegeben. Die eine, 

 welche Höber zur Bestimmung der Blutserumalkalescenz gebrauchte, 

 habe ich bereits beschrieben. Später hat er eine Modification ange- 

 bracht a. a. 0. S. 240, die in mancher Hinsicht von der von Löwen- 

 herz [63] angegebenen abweicht^). Sie ist als Fig. 17 abgebildet. 



Fig. 17. 



Das von v. Rhorer [64j gebrauchte Gefäss ist leichter herzu- 

 stellen; es kommt im wesentlichen mit dem von Bugarszky und Lieber- 

 mann beschriebenen überein. Ich lasse die Beschreibung folgen. Die 

 Abbildung 17 auf folgender Seite, welche eigentlich nur die Hälfte des 

 Appara.tes vorstellt, möge die Beschreibung verdeutlichen. 



Die eine (abgebildete) Hälfte sei mit der zu untersuchenden Flüssigkeit (Harn) 

 gefüllt, die andere mit Salzsäure (hier solche von 0,01 °!o). Die beiden Flüssigkeiten 

 sind durch einen mit NaCl-Lösung gefüllten capillaren gläsernen Heber verbunden. 

 Das Ganze wird an einem gemeinsamen Gestell angebracht. In den oberen ge- 

 schlossenen Theii des cylindrischen Glasgefässes (A) ist eine Elektrode aus plati- 

 nirtem Platin eingeschmolzen; der untere Theil wird durch das gebogene Rohr (B) 

 und den Gummischlauch (C) (damit der Apparat leicht auseinander genommen und 



1) Eine abermalige, nicht principielle Abänderung findet man in Höber's 

 neuester Arbeit über die Hydroxyl-Ionen des Blutes. Pflüger's Archiv 99. 1S03. 



!S. .572. 



A 



i. , j ( L ! D R /• 



