346 



Elektrochemische Unteisuchung des Harns. 



rein gehalten werden kann) mit der trichterförmigen Erweiterung (D) verbunden. 

 An dem unteren Drittel von (A) ist noch das Seitenrohr F angebracht, welches 

 durch einen Guniniischlauch und ein passendes Glasstäbchen verschlossen wird. 

 Nachdem der Trichter (D) mit dem Finger verschlossen, wird der Apparat mit Hülfe 

 einer ausgezogenen Pipette durch F vollständig mit der betreffenden Flüssigkeit 



gefüllt und dann (ebenfalls durch F) H-Gas 

 eingeführt, bis ^/s der Elektrode mit H um- 

 geben sind und nur das untere Drittel noch 

 in die Flüssigkeit eintaucht; endlich wird F 

 mit dem Glasstäbchen verschlossen. 



Die Trichter T werden mittelst eines 

 capillaren Heberrohres , das mit der Lösung 

 eines indifferenten Elektrolyten oder einfach 

 mit Harn gefüllt wird, mit einander verbun- 

 den , aber nur zur Zeit der Messung (die 

 kaum eine Minute beansprucht), damit keine 

 störende Diffusion der beiden Lösungen in ein- 

 ander eintritt. 



Da D offen ist, kann der Ap- 

 parat nicht in einen Thermostat ge- 

 setzt werden; die Beobachtungen 

 mit diesem Apparat müssen also 

 bei Zimmertemperatur stattfinden, 

 was bei dem Apparat von Bugarszky und 

 Liebermann und dem von Höber nicht erforderlich ist. Auch hat der Hob er- 

 sehe voraus, dass an ihm die Elektroden behufs Reinigung und, wenn nöthig, Neu- 

 Platinirung leicht zugänglich sind. 



Ueber die Platinirung von Elektroden ist in Band I (S. 104) bereits das Nötige 

 gesagt worden. Um die Elektroden mit H zu sättigen, muss nach v. Rhorer etwa 

 3 Stunden lang ein Strom reinen Wasserstoffes durchgeleitet werden, was aber nach 

 der Erfahrung in meinem Laboratorium nicht nothwendig ist. 



Fig. 18. 



In meinem Laboratorium wird eine andere Form benutzt, die, wie 

 unten noch erörtert werden ward, verschiedene Vorzüge hat. Jeiler kann 

 sie sich leicht herstellen. m 



Wie aus der Zeichnung (Fig. 19) ersichtlich, besteht der Apparat 

 aus zwei U-förmig umgebogenen Röhren. Der eine Schenkel ist kürzer 

 als der andere. Die beiden Röhre stehen auf einer rechtwinklig gebogenen 

 Zinkplatte und sind auf dem horizontalen und dem verticalen Theil der- 

 selben mittelst Kupferdraht fixiert. Zu diesem Zweck sind zwei kleine 

 Löcher in die Zinkplatte gebohrt, die dem Draht den Durchgang ge- 

 statten. Die Schenkel der Röhre werden nicht unmittelbar gegen das 

 Zink gedrückt, sondern gegen eine kleine Korkplatte. Die Abbildung des 

 Thermostates auf Tafel II lässt eine der beiden Röhren zur Seite sehen. 



