356 



Elektrochemische Untersuchung des Harns. 



Faraffiii 



Porzellan 



Fig. 22. 



mehrfach gewechselter, gesättigter Cadmiumsulfatlösiing gewaschene As- 

 best- oder Glaswolle, welche durch eine durchbohrte Porzellanscheibe 

 und einen daran befestigten centralen Stab festgehalten wird. Dieser 

 Stab ist oben mittelst Paraffin befestigt. Aus der hier folgenden Figur 22 

 ist die Anordnung leicht ersichtlich. 



Auf diese Weise ist auch das, übrigens in einem Holzkästchen 

 eingeschlossene, Weston-St an dardelement construirt. 



Soeben erwähnte ich schon, dass 

 man durch solch ein Element das ange- 

 fertigte controliren kann. Es wird die 

 Frage erhoben . werden , warum man sich 

 dann die Mühe giebt, selbst ein Element 

 anzufertigen. Warum kann man nicht das 

 Standardelement direkt für alle Messungen 

 gebrauchen ? Die Antwort ist nicht 

 schwierig: weil bei den Messungen das 

 Element, wenn auch wenig, so doch etwas 

 Strom giebt, und daher beim langen Ge- 

 brauchein wenig sich abschwächt. Hat man 

 selbst kein Standardelement zur Verfügung, so lässt man 

 sein Normalelement von Zeit zu Zeit von der Physikalischen 

 Eeichsanstalt i^rüfen. Kauft man sich selbst ein Standard- 

 element, was sehr zu empfehlen ist, so nehme man nur eines, 

 das von diesem Institut beglaubigt ist. 



Die elektromotorische Kraft des Cadmium-Standardelementes beträgt : 

 bei 0" 5« 10° 15" 20» 25" 30° 



1,0189 1,0189 1,0189 1,0188 1,0186 1,0184 1,0181 Volt. 

 Zwischen 15" und 20" lässt sich die elektromotorische Kraft durch 

 die Formel 1,0186 + 0,00004 (20"- 1") Volt darstellen. 



Bei Anwendung von käuflichen „chemisch reinen" Reagentien be- 

 tragen die durch Verunreinigungen bedingten Abweichungen von den 

 genannten entsprechenden Normalwerthen höchstens ± 0,2 Millivolt. 



Näheres über Theorie und praktische Anwendung der Normal- 

 elemente findet man in der trefflichen Monographie von Jäger [70J, 

 auf die ich hiermit verweise. 



(>. Nullinstruniente. 



Hierzu kann man (^Hiadrantelektrometer, Galvanometer oder Capillar- 

 elektrometer benützen. 



Das letztere wird sehr viel gebraucht und ist ein äusserst billiges 

 Instrument. 



