Capillarelektiometer. 357 



Es ist völlig indifferent gegen magnetische Störungen, aperiodisch, 

 d. h. führt um den Punkt, den es zeigen soll, keine Schwankungen aus, 

 und ist endlich — wenn man eine genügende Erfahrung erlangt hat — 

 bequem im (lebrauch. Meine ziemlich lange Erfahrung über das Capillar- 

 Elektrometer geht aber dahin, dass ich trotz der erwähnten Vortheile 

 das Instrument nicht denjenigen empfehlen kann, die nur von Zeit zu 

 Zeit einen Versuch auszuführen haben. Ist der Apparat einige Zeit 

 ausser Gebrauch gewesen, so geschieht es nicht selten, dass er ganz er- 

 neuert werden muss, und ist man nicht glücklich in der Anfertigung einer 

 empfindlichen Capillare, so kann eine befriedigende Erneuerung lange Zeit 

 in Anspruch nehmen. Deshalb halte ich das Instrument zum gelegentlichen 

 klinischen Gebrauch für ungeeignet. Nur wenn es sich um eine Reihe von 

 Bestimmungen behufs einer wissenschaftlichen Untersuchung handelt, 

 tritt diese Schwierigkeit in den Hintergrund. Man muss jedoch immer 

 darauf vorbereitet sein, dass das Instrument auch, nachdem es nur kurze 

 Zeit sich selbst überlassen gewesen war, den Dienst versagt. Sind die 

 Mittel nicht allzu bescheiden, so schaffe man sich ein Galvanometer an. 

 Ein solches ist in jedem Augenblick brauchbar. Nur erfordert die Auf- 

 stellung und insbesondere die Ablesevorrichtung einige Sorgfalt. Ist 

 aber die Einrichtung einmal fertig, so macht dieselbe nicht die mindeste 

 Mühe. Es ist deshalb sehr empfehlenswerth die Einrichtung stehen zu 

 lassen. Für diejenigen, die doch ein Capillarelektrometer benutzen 

 wollen, lasse ich zunächst einige Anweisungen betreffs dieses Instrumentes 

 folgen, um dann etwas ausführlicher über das Galvanometer zu sprechen. 



Capillarelektrometer. 

 Das Princip des Capillarelektrometers ist folgendes: 



Wenn man ein Glasrohr zu einer Capillare (Fig. 23 auf folg. Seite) 

 auszieht, und diese mit Quecksilber füllt und dafür sorgt, dass der untere 

 nicht mit Quecksilber gefüllte Theil der Capillare verdünnte Schwefelsäure 

 enthält, so heiTscht an der BerührungsÜäche ein Potentialunterschied. 

 Sobald man diesen Potentialunterschied vergrössert oder verkleinert, in- 

 dem man Quecksilber und Schwefelsäure in einen Stromkreis aufnimmt, 

 ändert sich die Gestalt des Meniscus und da jede Meniscuskrümmung einer 

 bestimmten Capillarweite entspricht, wird der neugestaltete Meniscus 

 mit seiner alten Lage nicht mehr zufrieden sein und eine neue, ihm 

 besser passende aufsuchen. Um ihm eine solche darbieten zu können, muss 

 die Capillare kegelförmig ausgezogen sein. Je langsamer sie sich ver- 

 jüngt, eine um so grössere Strecke wird sich der Meniscus bewegen 



