8Ö8 



Elektrochemische Untersuchung des Harns. 



müssen, um den ihm passenden Stand zu erreichen. Je schwächer die 

 Verjüngung ist, umso empfindhcher ist also der Apparat. 



Nach diesem freihch etwas schematisch vorgetragenen Princip 

 sind die verschiedenen Formen von Capillarelektrometern angetertigt, 

 unter denen die Ostwald'schen Constructionen sehr einfach und praktisch 

 sind. Wie Ostwald aber selbst bemerkt, ist die emptindlichste Form 

 die, welche der Erfinder Lippmann selbst dem Instrumente gegeben hat. 



a 



c 



Fig. 23. 



Fig. 24. 



Wie aus Fig. 24 ersichtlich, ist ein capillar ausgezogenes Glasrohr 

 mit (,)uecksilber gefüllt. Die Capillare befindet sich in einem Gefäss mit 

 verdünnter Schwefelsäure (1 : 5) und zwar in so grosser Nähe der Wand, 

 dass man den Meniscus leicht mittelst eines Mikroskopes von 60 bis 

 100-facher Vergrösserung beobachten kann. Im Ocular befindet sich 

 ein Mikrometerplättchen. 



Wie wird nun der zu untersuchende Strom dem Capillarelektro- 

 meter zugeführt? In das Quecksilberrohr ist ein Platindraht einge- 

 schmolzen und auf dem Boden des Schwefelsäuregefässes befindet sich 

 eine (v)uecksilberschicht in der auch ein nach aussen gehender Platin- 

 draht steckt. Man kann letzteren Draht in der Nähe des Bodens des 



