Capillarelektrometer. 359 



Gefässes einschmelzen; man kann auch einen Platindraht in das Schwefel- 

 säiu'egefäss setzen, sodass er über die Schwefelsäure-Oberfläche hinaus- 

 ragt. Es empfiehlt sich, diesen Platindraht in ein dünnes Glasrohr ein- 

 zuschliessen, das kürzer ist als der Platindraht und seine beiden Enden 

 frei herausragen lässt. 



Zur Benutzung des Elektrometers verbindet man die Drähte c und d 

 (vergl. Fig. 13 auf S. 339) mit dem der Schwefelsäure entsprechenden 

 Platindraht und e mit dem in das Quecksilberrohr eingeschmolzenen. 

 Indem man im Mikroskop den Meniscus im Auge behält, verschiebt man 

 X auf der Brücke AB solange, bis der Meniscus seinen ursprünglichen 

 Stand wiedererlangt hat. Es geht dann kein Strom durch das Elektrometer. 



Ich will hier noch einige praktische Bemerkungen hinzufügen. 



1. Man sorge für äusserst reines Quecksilber (über die Reinigung 

 vergl. oben S. 354). 



Man soll das Instrument nicht unmittelbar nach der Anfertigung 

 gebrauchen, sondern einige Stunden warten, weil der Quecksilbermeniscus 

 kurz nach der Anfertigung noch nicht zur Ruhe gekommen ist. 



3. Wenn das Instrument nicht zur Stromprüfung gebraucht wird, 

 muss es stets in sich selbst geschlossen sein, d. h. die Elektrode des 

 Capillarrohres und die des Schwefelsäuregefässes müssen leitend mit- 

 einander verbunden sein. Dies geschieht am besten durch eine PohPsche 

 Wippe, die auf einfache Weise gestattet durch Umlegen den zu unter- 

 suchenden Strom einzuschalten. 



4. Wenn das Instrument einige Tage nicht gebraucht worden ist, 

 soll man das Quecksilber in der Capillare hin- und wiederbewegen, um 

 das gebildete Sulfat zu entfernen. Am besten geschieht diese Bewegung 

 mittelst Gummiballons. 



5. Man soll sich davor hüten starke Potentialdifferenzen, wie 0,5 Volt 

 oder mehr, einzuschalten. Es bildet sich dann sofort ein fester Belag, 

 Gasbläschen entwickeln sich und die Capillare ist unbrauchbar geworden. 

 Man thut dann am besten eine neue anzufertigen. 



Galvanometer. 

 Es giebt verschiedene Galvanometer, die zum vorliegenden Zweck 

 gebraucht werden können. Ich benutze zu meiner Zufriedenheit ein 

 nach dem d'Arsonva Ischen Princip construirter Galvanometer der 

 Firma Nalder Bro^^) das für unsere Zwecke eine genügende Em- 

 pfindlichkeit besitzt. 



1 ) Nalder Bros & C"., 12 Carteret Street, Queen Anne's Gate Westminster, Lon- 

 don S. W. Catalog Abbildung G. 2-JO, pag. 23. Der Preis ist massig : nur 4 ^ 14. 



