360 Elektrochemische Untersuchung des Harns. 



Das Wesentliche des Apparates besteht aus einem, an einem Cocon- 

 faden aufgehängten Anker, an dem ein vertikal gestelltes rundes 

 Spiegelchen befestigt ist. Geht durch den den Anker umgebenden Draht 

 ein Strom, so dreht sich der Anker um die verticale Achse und damit 

 auch der Spiegel. Durch eine einfache Schraubenarretirung kann man 

 den Coconfaden leicht seiner Belastung entheben und dabei Anker und 

 Spiegel in der Weise flxiren, dass das Instrument ohne Schaden selbst 

 umgekehrt -werden kann. Es ist also leicht transportabel. 



Der Spiegel, den die Firma, wenn nichts darüber gesagt wird, zu liefern 

 pflegt, ist ein Hohlspiegel. Dieser ist aber für unsere Ablesungsmethode 

 nicht geeignet. Dafür bedarf es eines Planspiegels. Das Galvano- 

 meter steht in einem kupfernen Gehäuse, in dem ein rundes Fenster 

 sich befindet und zwar an der Stelle, wo das Licht den Spiegel erreichen 

 und verlassen muss. 



Aufstellung des Galvanometers. 



Es braucht kaum erAvähnt zu werden, dass eine erschütterungsfreie 

 Aufstellung für genaue Beobachtungen mittelst Galvanometer Bedingung 

 ist. Die bequemste Aufstellung ist zweifellos die auf einem soliden 

 Fundament von tief im Boden gemauerten Stein, wie man sie in astro- 

 nomischen und physikalischen Laboratorien zu haben pflegt. Wer nicht 

 darüber verfügt, kann sich mit wesentlichem Erfolg der Julius^schen 

 Aufhängemethode bedienen ! 



Man denke sich zwei gleich grosse runde, horizontale Platten, die 

 durch drei vertical verlaufende Stangen einander gegenüber fixirt 

 werden. Auf der unteren Platte steht das Galvanometer. Der Apparat 

 ist mittelst drei an den Stangen befestigten Drähten an der Decke auf- 

 gehängt. Weiter sind noch an den Stangen Flügel befestigt, die in 

 Flüssigkeit getaucht sind. Diese letztere Vorrichtung ist von wesent- 

 licher Bedeutung, denn gerade dadurch werden die seitwärtigen Beweg- 

 ungen gehemmt. 



Diese kostspielige Einrichtung^) kann durch eine viel einfachere 

 ersetzt werden. Ich habe letztere auf Tafel II abgebildet. Man sieht 

 auch hier zwei parallele horizontale Platten. Auf der einen steht das 

 Galvanometer. Von den drei verticalen Stangen sieht man in der Zeich- 

 nung nur zwei. An den Stangen befinden sich eiserne, schwarz gelackte 

 Haken, an die mittelst dreier entsprechender Stahldrähte der Apparat an 



1) Zu beziehen von der Firma Kipp & Zn, J. W. Giltay Nachfolger, Delft 

 (Holland). 



