Aufstellung des Galvanometers. 361 



der Decke aufgehängt worden ist. Weiter ist auf der Mitte der oberen 

 Platte eine hölzerne Stange aufgerichtet, über die ein schwerer Bleiring 

 auf- und niedergeschoben und an jeder beliebigen Stelle fixirt werden kann. 

 Der Ort desselben ist jedoch für die richtige Funktionirung des Appa- 

 rates keineswegs irrelevant. Derselbe muss es nämlich ermöglichen, dass 

 die horizontale Fläche, die man sich durch die drei Aufhängepunkte ge- 

 legt denken kann, durch den Schwerpunkt geht. Um dies zu erreichen, 

 befestigt man das Galvanometer auf die untere Platte und hängt den 

 Apparat an zwei seiner Haken auf, was z. B. an einem Tisch geschehen 

 kann. Es würde ein Zufall sein, wenn der Apparat sich unmittelbar genau 

 horizontal stellte. Gewöhnlich wird der Bleiring etwas nach oben oder etwas 

 nach unten gehen. Man verschiebt denselben nun so lange, bis der Apparat 

 genau horizontal hängt, was mittelst einer Libelle leicht zu beurtheilen ist. 

 Ist der dritte Haken richtig angebracht worden, nämlich so, dass derselbe 

 mit den zwei anderen in einer den beiden Platten parallelen Fläche lag, 

 so wird sich herausstellen, dass. wenn behufs der Prüfung der dritte 

 Haken mit einem der beiden anderen benutzt wird, der Apparat in 

 vollkommen horizontaler Lage aufgehängt ist. 



Nachdem diese principielle Regelung erledigt ist, schreitet man zu 

 der Aufhängung an der Decke, wobei selbstverständlich zu beachten 

 ist, dass die untere Platte des Aufhängeapparates, auf der das Galvano- 

 meter steht, vollkommen horizontal ist. 



Statt durch Eintauchen von Flügeln in Flüssigkeit, von dem oben 

 die Kede war, wird hier die Erschütterung dadurch gedämpft, dass unter 

 der unteren Platte des Apparates eine Schicht Baumwolle liegt. Insbe- 

 sondere hat man dafür zu sorgen, dass die Baumwolle an der Peripherie 

 und ringsherum um dieselbe angehäuft ist. Man kann sich nun leicht in 

 frappanter Weise überzeugen, wie prompt die Dämpfung von Bewegungen 

 stattfindet. Man hat nur den Apparat in horizontaler Richtung aus dem 

 Gleichgewicht zu bringen und man ist erstaunt, in wie kurzer Zeit der 

 Apparat wieder in Ruhe ist. Dass hierzu die Aufhängung in der Schwer- 

 punktebene wesentlich beiträgt, braucht nicht betont zu werden. Der 

 ganze Apparat besteht ausser den Haken, den Stahldrähten und dem Blei- 

 ring mit Schraube aus Holz. (Der meinige ist von trockenem Buchen- 

 holz.) Die Grösse ist der Abbildung auf Tafel II zu entnehmen, deren 

 Massstab 1:10 ist. 



Die Unterlage der Baumwolle kann ein gewöhnlicher Tisch sein. 

 Bei mir ist es eine in der Mauer befestigte sehr dicke Marmorplatte, 

 die sich zufällig da befand. Da die Platte zu niedrig lag, wurde ein 

 Tischchen auf dieselbe gesetzt. (Vergl. Tafel II). 



