362 Elektrochemische Untersuchung des Harns. 



Es ist empfehlenswerth, die Stahldrähte nicht direkt an der Decke 

 zu befestigen, sondern an ein dickes Brett, dass durch lange eiserne 

 Schrauben an die Decke gedrückt wird. Die Schrauben ragen in 

 das darüber liegende Zimmer heraus und werden da mittelst Schrauben- 

 muttern fixirt. 



Der Stahldraht ist, um dem Rosten vorzubeugen, mit Vaselin tüchtig 

 eingefettet. Auch sind die Haken mit Rücksicht auf das Verosten ge- 

 lackt. Die Einrichtung hat bei all ihren grossen Vorzügen den Nachtheil, 

 dass beim Gehen im darüber liegenden Zimmer, sehr kleine Bewegungen 

 in verticaler Richtung nicht ausgeschlossen sind. Da aber jede durch 

 Erschütterung herbeigeführte Bewegung in horizontaler Richtung bei 

 dieser Aufhängemethode vollkommen unterdrückt ist und der zu mes- 

 sende Strom nur diese Bewegungen veranlasst, ist die verticale Bewegung 

 nicht von wesentlicher Bedeutung. Nur ist es für das Auge angenehmer, 

 Avenn sie absolut nicht merkbar ist. 



Ablesung des Galvanometers. 



Die Ablesung erfolgt mittelst einer von Kamerlingh Onnes |72| 

 angegebenen und von Haga vereinfachten Vorrichtung. Die Ablesung 

 ist sehr scharf und kann bei vollem Tageslicht geschehen. 

 Das Princip ist ganz einfach. Eine kleine Glühlampe betindet sich in 

 der optischen Achse eines mit der concaven Seite dem Galvanometer zuge- 

 wandten Hohlspiegelstreifens von 1 Meter Radius^). Das Licht wird darin 

 retlectirt und zwar so, dass der conjugirte Brennpunkt gerade auf den Spiegel 

 des Galvanometers fällt, der dadurch hell beleuchtet wird. Diese stark 

 beleuchtete runde Spiegelfläche beobachtet man durch ein Fernrohr, das 

 hinter dem gekrümmten Spiegel, aber ein wenig höher als dieser auf- 

 gestellt ist. 



Sobald nun der Spiegel des Galvanometers sich unter dem Ein- 

 fluss des Stromes um eine verticale Achse dreht, verschwindet das stark 

 beleuchtete Bild aus der Mitte des Gesichtsfeldes des Fernrohres. Nur 

 wenn die durch das Galvanometer gehenden Ströme einander völlig 

 compensiren, bleibt die stark leuchtende Fläche in der Mitte. 



Weiter ist noch, wie die Abbildungen angeben, auf dem Wege der 

 Lichtstrahlen, die vom Galvanometerspiegel in das Fernrohr reflektirt 

 werden, eine getheilte Scala von Spiegelglas angebracht. 



Die richtige gegenseitige Stellung von Glühlampe, Galvanometer- 

 spiegel, Scala und Ablesefernrohr erfordert ein genaues Ausprobiren, 



1) Zu beziehen bei der Firma Kipp Zn, J. W. Giltay Nachfolger, Delft. 



