Ablesung des Galvanometers. 



363 



das zuweilen die Geduld auf die Probe stellt. Es ist deshalb zu rathen, 

 wenn alles einmal in befriedigender Weise aufgestellt ist, diese Aufstellung 

 zu fixiren. lieber diese Fixirung folgt sogleich Näheres. P>st will ich 

 mittheilen, in welcher Reihenfolge die Manipulationen bei der Auf- 

 stellung erfolgen müssen. 



Man fängt an, dafür zu sorgen, dass Glühlampe und Galvanometerspiegel in 

 gegenseitig conjugirten Brennpunkten stehen. Da das Galvanometer eine feste Stelle 



I FernroLr 



Stativ des . 



Hohlspiegels 



M 



-^ 



I Stativ der Scala 



^ 



Commulator 



Stromschlüssel für 

 die Glühlampe 



/ 



A 



. Hohlspiegel 



-Scala 



<^ 



H 



Glühlampe 



Accumulatoren für die 

 Glühlampe 



Fig. 25 (Ansicht von oben). 



bekommen hat, muss die erwünschte Regelung durch Verstellung der Glühlampe 

 oder des Hohlspiegels stattfinden. 



Man macht das Zimmer dunkel, lässt die Glühlampe brennen, hält ein Stück 

 weisses Papier vertikal vor den Galvanometerspiegel und manövrirt so lange mit 

 Glühlampe und Spiegel, bis sich auf dem Papier ein scharfes helles Bild der Glüh- 

 lampe abzeichnet und der leuchtende Kern der Glühlampe auf der dem Galvanometer- 



