Ablesung des Galvanometers. 



365 



Tisch geklemmt wird. Dadurch ist es ermöglicht, die Stellung 

 der Apparate in mannigfacher Weise zu verändern, ohne dass 

 man den Tisch selbst zu verschieben hat. 



Das Verschieben des Tisches ist dann auch nicht möglich. 

 Wie aus der Figur 26 ersichtlich, besteht er aus einem Blatt, das 

 in einem Dreifuss-Stativ auf- und niedergeschoben werden kann 

 Die Füsse desselben stehen, um Erschütterungen möglichst aus- 

 zuschli essen, auf drei Pfählen von hartem Holz, die über 1 m 



Feniiohr-Objectiv 



Hohlspiegel 



Scala 



Tischplatte 



Aeeumnlatoren für die Glüh- 

 lampe 



Fig. 26 (Vorderansicht). 



tief in den Boden eingeschlagen sind. Um Verschiebungen 

 der Stativfüsse in horizontaler Richtung vorzubeugen, sind die 

 Berührungsflächen mit den Pfählen durch mittelst Schrauben be- 

 festigte Kupferstreifen eingeschlossen. 

 e) Ablesefernrohr. Auf dem Tisch (nicht auf dem Brett) steht 

 das Ablesefernrohr ^). Es ist mit einem Fadenkreuz versehen. 



Neuerdings ist von Franz Fischer [71] eine Methode angegeben worden, 

 die es ermöglicht, das Telephon als Nullinstrument zu benutzen. Da dieses Instru- 

 ment von einem constanten Strom nicht angesprochen wird, so schaltet er in dem 

 Weg zwischen der zu messenden elektromotorischen Kraft n und dem Telephon 

 einen Unterbrecher ein, der 600 Schwingungen in der Secunde macht. Er bewegt 

 dann den Contact X über den Messdraht, bis das Telephon schweigt. Als Messdrahfc 



1) Von Kipp & Zn, Delft zu beziehen. 



