366 



Elektrochemische Untersuchung des Harns. 



kann hier die für Widerstandshestimmung übliche 1 m lange Brücke angewandt 

 werden. Ich hatte noch keine Gelegenheit, diese Methode zu prüfen, möchte aber 

 hier doch die Aufmerksamkeit darauf lenken, weil das Telephon als Nullinstrument 

 sehr einfach in der Anwendung ist. Indessen erfordert die Methode, wie aus des 

 Verfassers Ausführungen hervorgeht, ausser einem Unterbrecher (von Apel in 

 Göttingen) noch einen Widerslandsatz von 100000 und 1000 Ohm. 



7. Stromtaster. 



Wie bereits gesagt, ist es bei Messungen mittelst des Normal- 

 elements erwünscht, letzteres nur kurze Zeit Strom geben zu lassen. 

 Ostwald hat für einen augenblicklichen Stromschluss ein einfaches 

 Instrument construirt, das ohne Hinsehen bedient werden kann und 

 sogar am Fussboden anzubringen ist, so dass es durch Auftreten mit 

 dem Fuss in Thätigkeit gesetzt werden kann. Auf diese Weise wird 

 es auch in meinem Laboratorium gebraucht (vergl. Fig. 27 und Tafel II). 



Fig. 27. 



Ostwald beschreibt es folgendem! aassen: 



Ein 1 cm breites und 0,1 cm dickes 8tück Flachmessiug von 8 — 10 cm Länge 

 wird gebogen, wie gezeichnet, und mittelst einer Klemmschraube und einer Holz- 

 schraube auf einem Brettchen befestigt. Durch das freie Ende geht eine Schraube 

 mit isolierendem Kopf aus Hartgummi, deren Lage mittelst einer beweglichen Mutter 

 festgestellt werden kann. Unter der Schraube liegt ein zweites Stück Messing, das 

 gleichfalls eine Klemmschraube trägt. Der bessern Leitung wegen kann man auf 

 das eben gefeilte Ende der Kontaktschraube ein Platinplättchen löthen, und ein 

 zweites grösseres an die entsprechende Stelle des zweiten Messingstückes. Man 

 stellt die Contactschraube so, dass sie nur um einen Bruchtheil eines Millimeters 

 von der Platte absteht, damit ein ganz schwacher Druck zur Herstellung der Be- 

 rührung genügt. Federt der Schlüssel zu hart, so kann man ihn durch Dünnfeilen 

 in der Nähe der Biegung nachgiebiger machen. 



Um die Beschreibung der Yersuchsanordnung zu vervollständigen, 

 füge ich noch hin, dass der Stromtaster an der rechten Seite des Beob- 

 achters auf dem Boden befestigt ist, und dass ebenfalls an der rechten 

 Seite ein hölzernes Bänkchen mit den Rheostaten steht (Tafel II). Auf 

 diese Weise erfolgt die Stöi^selung sehr bequem. Rheostat II steht dem 

 Beobachter am nächsten. Während des Nichtgebrauchs sind die Rheo- 

 staten mit unten offenen Pappkästen bedeckt. 



