Stromtaster. 367 



Um die Vorrichtung zu veranschaulichen habe ich sie auf Tafel II 

 im ganzen abgebildet. Nur die Zuleitdrähte, deren Verlauf übrigens 

 aus den Abbildungen mit genügender Deutlichkeit hervorgeht, sind darauf 

 nicht angegeben, weil dadurch die rebersichtlichkeit leiden würde. Der 

 Maassstab ist 1 : 10. Man kann also durch Ausmessung wo nöthig, 

 die wahren Maasse leicht entnehmen. Die Ober- und Vorderansicht 

 (Fig. 25 und Fig. 26) sind auch im Maassstab 1 : 10^). 



Ich habe jetzt dia gebräuchlichsten Instrumente zur Messung elektro- 

 motorischer Kräfte beschrieben und möchte nun noch einige Bemerkungen 

 speciell über die Aciditätsbest immun g im Harn machen und zwar 

 über die Zusammensetzung der entsprechenden Gaskette und über die 

 Berechnung der Acidität. Diese Berechnung soll dann weiter an einem 

 Beispiel verdeutlicht werden. 



Ich möchte aber noch zwei Paragraphen vorangehen lassen. Der 

 erste (e) enthält ein vollständiges ausführlich beschriebenes Beispiel einer 

 Aciditätsbestimmung im Allgemeinen, an dem man auch die Genauigkeit 

 seines Apparates und die Zuverlässigkeit des eigenen Experimentiren selbst 

 controUiren kann. Der zweite Paragraph (f) beschäftigt sich mit dem Maass- 

 system bei elektrochemischen Messungen. 



e) Detaillirt behandeltes Beispiel der Versuehausfüliruug und Be- 

 rechnung. 



Zugleich ein Controlversuch. 



Zu diesem Zweck bestimmen wir die elektromotorische Kraft, 

 welche durch Berührung von 0,1 und 0,01 norm. Salzsäure entsteht. 



Die Kette kann durch folgendes Schema vorgestellt werden: 

 H 1 HCl 0,1 n I HCl 0,01 n | H 



Demnach wird das eine U-förmige Bohr des Gaselementes mit 

 0,1 norm. HCl beschickt, das andere mit 0,01 norm. HCl. Die Ver- 

 bindende Baumwolle wird mit 0,01 norm. HCl getränkt. 



Ich bitte den Leser zunächst dem Gang des Versuches zu folgen. 

 Danach berechne ich aus den gefundenen Daten die elektromotorische 

 Kraft und vergleiche diese mit dem Werth, der sich theoretisch ableiten 

 lässt. Auf gleiche Weise kann jeder, der mit den betreffenden Unter- 

 suchungen anfängt, sich auch an verschiedenen anderen Ketten contro- 

 liren. 



1) Um den Fachgenossen entgegenzukommen, habe ich den Mechaniker meines 

 Instituts Herrn J. J. Boom veranlasst, die ganze Vorrichtung oder auch einzelne 

 Theile, wenn erwünscht zu liefern. 



