368 Elektrochemische Untersuchung des Harns. 



Ich gehe von der Annahme aus, dass die Apparate fertig sind. 

 Nur die Elektroden des Gaselementes sind noch nicht hergerichtet. 



1. Herrichtung der Platinelektroden. 



a) Die Platinelektroden des anzufertigenden Gaselementes werden 

 gereinigt (S.. 348) und dann 12 Stunden oder länger in warmem 

 destillirtem Wasser belassen, um die eingeschlossenen Platin- 

 und Bleisalztheilchen abzugeben. 



b) Dann werden sie in ein U-förmiges Rohr gesetzt, um mit ge- 

 reinigtem Wasserstoff beschickt zu werden (S. 349). Man lässt 

 den Platinelektroden eine Nacht Zeit, sich mit H zu sättigen. 



c) Diese Sättigung soll, damit kein Potentialunterschied herbeige- 

 führt wird, für beide gleich stark sein. Um zu wissen, ob das wirk- 

 lich der Fall ist, werden sie in die Schenkel eines I-förmigen Rohres 

 gesteckt, das eine verdünnte (0,01 normal) Kochsalz- oder Salz- 

 säurelösung enthält und zu diesem Zweck immer vorräthig ge- 

 halten wird. Dann schaltet man die Vorrichtung an die Stelle 

 ein, an welche später die Gaskette kommen wird. (Vergl. Fig. 13 

 auf S. 339. Wird nun 1 und 2 des Parafiinblockes verbunden und 

 der Accumulator durch Ablösung eines seiner Poldrähte ausge- 

 schaltet, so ist der folgende Stromkreis gebildet: das zu unter- 

 suchende Element — 2 — 1 (Paraffinblock) — A — Ax(Rheostat 1) — 

 Stromtaster — Galvanometer — c — das zu untersuchende Element' 



Hängt der Spiegel des Galvanometers frei (S. 360), brennt die 

 Glühlampe (S. 364) und drückt man den Fuss auf den Stromtaster, so 

 kann man ermitteln, ob die Scala in Ruhe bleibt oder ausweicht. Im 

 ersten Fall sind die Elektroden gleich beladen, im zweiten nicht. Weicht 

 die Scala nach rechts aus, so ist die dem positiven Pol entsprechende 

 Elektrode am stärksten geladen. Ein Ausschlag nach links deutet 

 auf eine stärkere Ladung der anderen Elektrode hin. 



Die am stärksten geladene wird nun entfernt und in der Bunsen- 

 schen Flamme gelinde erhitzt. Dadurch verliert sie etwas Wasserstoff". 

 Man bringt dieselbe nach Abkühlung wieder in das I-förmige Rohr 

 zurück, und wenn man annehmen darf, dass sie die Temperatur der 

 Flüssigkeit angenommen hat, prüft man wieder, und wiederholt, wenn 

 nöthig, die Manipulationen bis die beiden in gleicher Flüssigkeit sich 

 befindenden Elektroden keinen Stromunterschied mehr zeigen. 



Sind die Elektroden einmal mit Wasserstoff' beschickt, so kann 

 man sie für mehrere Versuche benutzen. Nur ist es empfehlenswerth, 



