Apparatur für die Aciditätsbestimmung. 369 



vor jedem Versuch in der angegebenen Weise zu prüfen, ob sie gleich 

 geladen sind. 



2. Anfertigung des Gaselementes. 



Jetzt kann das Salzsäure-Wasserstoifelement zusammengestellt 

 werden. 



Das eine, gut gereinigte U- förmige Rohr wird mit 0,1 norm. Salz- 

 säure, das andere mit 0,01 norm. HCl (also 0,01 X 36,5 g HCl pro Liter) 

 beschickt; dann werden die mit Gummistopfen versehenen Elektroden, 

 nachdem sie mit den- entsprechenden HCl-Lösungen abgespült sind, in 

 die kurzen Schenkel gebracht. Hierauf wird in die kurzen Schenkel soviel 

 Gas eingeführt, bis noch ^li der Platinelektroden in die Flüssigkeiten taucht. 

 Das Gas soll Luft sein, wenn die Elektroden ursprünglich einen Potential- 

 unterschied zeigten, aber durch Erhitzung gleich gemacht werden mussten. 

 Zeigten sie ursprünglich keinen Potentialunterschied, so kann das Gas 

 Wasserstoff sein (vergl. S. 350). 



Das Verbindungsrohr, das Baumwolle enthält, die mit 0,01 norm. 

 HCl getränkt ist, wird auf die langen Schenkel der U-Röhren gesetzt, 

 ohne dass aber die Baumwolle die Flüssigkeiten in den 

 Schenkeln berührt. 



Das so angefertigte Gaselement wird in den Thermostat gesetzt 

 und darin belassen. Von Zeit zu Zeit erfolgt eine Bestimmung der 

 elektromotorischen Kraft. Nach 6 Stunden pflegt der Werth constant 

 geworden zu sein. 



3. Prüfung des Nornialelementes ; Aichung des Accumulators. 



Während das Gaselement die Temperatur des Thermostaten an- 

 nimmt und in Gleichgewicht gelangt, wird das Normalelement am Standard- 

 element geprüft. Diese Prüfung hat man aber nur beim ersten Gebrauch 

 des Normalelements anzustellen und später nur von Zeit zu Zeit wieder- 

 holen ; man muss wisssen, ob das Normalelement sich vielleicht nach viel- 

 fachem Gebrauch geändert hat. 



Ich führe die Prüfung derart aus, dass erst die elektromotorische 

 Kraft des Accumulators mittelst des Normalelementes gemessen, und dann 

 das Normalelement durch das Standardelement ersetzt wird. Hat man 

 in beiden Fällen denselben Widerstand zu stöpseln, um Compensation 

 zu erzielen, so ist die elektromotorische Kraft des Normalelementes der 

 des Standardelementes gleich. 



Ha iiibii rsxer, Osmot Dniok. II. Rand. "24 



