370 Elektrochemische Untersuchung des Harns. 



Als Beispiel gebe ich folgenden Versuch. 



a) Normalelenient und Accumulator sind in den Stromkreis eingeschaltet 

 (vergl. Fig. 13 auf S. 339). Im Rheostat I (Ax) sind alle Löcher gestöpselt; der Wider- 

 stand ist also gleich 0, während im Rheostat II kein Stöpsel sich befindet (bloss am 

 Ende, mit oo bezeichnet). In diesem Rheostat ist somit der Widerstand 11111,1 ß. Es 

 fragt sich nun : ein wie grosser Widerstand muss u ngefähr im Rheostat I angebracht 

 werden? Die elektromotorische Kraft des Accumulators beträgt etwa 2 Volt, die 

 des Normalelements etwa 1 Volt. Um Compensation zu erreichen, wird also 



Ax:AB = l:2. Demnach muss in Ax ungefähr — ^j— — ^ 5555 ß eingeschaltet 



u 



werden. Dies erfolgt durch Entfernung der den Zahlen 4000, 1000, 400, 100, 40, 10, 

 3, 2 entsprechenden Stöpsel aus Rheostat I und Ueberbringung in die entsprechenden 

 Löcher von Rheostat II. 



Durch diese Manipulation ist der Gesammtwiderstand in Rheostat I und II 

 (also in AB) nicht geändert. Er beträgt noch immer 11111,1 Q. 



1 und 3 des Paratfinblockes sind verbunden. 



Drückt man jetzt den Stromtaster mit dem Fuss, so sieht man im Fernrohr 

 einen Ausschlag. Die Scala bewegt sich nach links; dies bedeutet, dass im Strom- 

 kreis des Normalelements der Widerstand zu gross ist. Deshalb werden 50 i3 aus 

 Rheostat II in Rheostat I gestöpselt. Wieder drückt man den Fuss einen Augen- 

 blick auf den Stromtaster und diesmal beobachtet man einen Ausschlag nach rechts. 



Demnach muss jetzt umgekehrt etwas Widerstand in Rheostat I gebracht, 

 m. a. W. es müssen Stöpsel aus I nach II hinübergebracht werden. Wie viel? Da der 

 letzte Ausschlag nach rechts geringer war, als der vorletzte nach links, muss 

 jetzt eine geringere Aenderung im Verhältniss der Widerstände herbeigeführt 

 werden. Deshalb werden jetzt nicht 25 , sondern nur 20 Si aus Rheostat I in II 

 übergestöpselt. 



Nach abermaliger Schliessung des Stromes stellt sich heraus, dass die Scala 

 im Galvanometer noch einen sehr kleinen Ausschlag nach rechts zeigt. Dement- 

 sprechend wird noch 1 Q aus Rheostat I in Rheostat II übergestöpselt. Jetzt bleibt 

 das Galvanometer in Ruhe. Es ist Compensation eingetreten. Im Stromgebiet des 

 Normalelements (Rheostat I) befinden sich somit 5521 Q. 



b) Um das Normalelement nunmehr am Standardelement zu prüfen , wird 

 ersteres unmittelbar aus dem Stromkreis entfernt und durch das Standard- 

 element ersetzt (natürlich ist die Polstelliing auch die gleiche). An der soeben ein- 

 gestellten Stöpselung ist nichts verändert. 



Nach Stromschliessung stellt sich heraus, dass das Galvanometer in Ruhe bleibt. 

 Das beweist, dass die elektromotorische Kraft des Normalelements der des Standard- 

 elements genau entspricht, d. h. bei 25'^ C. 1,0184 Volt. 



DaswarinderThatdasPrüfungsresultat des in meinem Labor a- 

 boratorium angefertigten Normalelementes bei 25". 



Denken wir uns zur Belehrung einen Augenblick den Fall, dass das Galvanometer 

 statt in Ruhe zu bleiben, nach Einschaltung des Standardelementes einen Ausschlag 

 nach links gegeben hätte, so hätte etwas Widerstand aus Rheostat I entfernt, also 

 Stöpsel aus II nach I hinübergebracht werden müssen. Nehmen wir an, dass schliesslich 

 bei 5511 Q Widerstand in Rheostat I, Compensation erreicht wäre, wie gross wäre 

 dann die elektromotorische Kraft des Normalelementes gewesen? 



