RIUNIONE GENERALE IN NAPOLI 69 



Le radiazioni oscure ed invisibili, cioè le ultrarosse e le ultra- 

 violette, la cui azione è pur tanto importante sulla vita delle 

 piante, sono isolate per mezzo della nota soluzione di jodo in sol- 

 furo di carbonio, e per mezzo della ebonite in lamina sottile; 

 mentre con uno strato di argento metallico precipitato sul vetro 

 «i possono isolare i raggi ultravioletti. E finalmente i liquidi 

 fluorescenti servono ancora come mezzi per separare le radia- 

 zioni di più elevata refrangibilità. 



Tra gli apparecchi dei quali mi servo per la misura della 

 radiazione va posto in primo luogo il bolometro o « bilancia at- 

 tinica » del Langley. Lo strumento del quale si servi il Langley 

 nei suoi bellissimi studii sulla regione ultrarossa dello spettro 

 consisteva in una sottilissima laminetta di acciaio larga mezzo 

 millimetro e della spessezza di V310 ^^ millimetro. Due di queste 

 laminette, lunghe un mezzo pollice, erano intercalate, come re- 

 sistenze, tra le branche di un ponte di "Wheatstone che com- 

 prendeva una pila ed un galvanometro a specchio. Se una ra- 

 diazione termica colpiva una di queste lamine, essendone l'altra 

 difesa, la conducibilità elettrica di questa variava per assorbi- 

 mento del calore, e rotto 1' equilibrio del ponte, si aveva il mo- 

 vimento dell' ago del galvanometro. Varie forme di bolometri 

 sono state adoperate nelle ricerche dai fisici, sostituendosi alle 

 laminette di acciaio, difficilissime ad ottenersi, dei fili di platino 

 molto sottili, i quali alla sensibilità termica uniscono il vantag- 

 gio della resistenza agli agenti esterni e però sono da preferirsi 

 a quelle. La sensibilità del bolometro è, secondo i calcoli del 

 Langley, 200 volte maggiore della pila termo-elettrica del Nobili; 

 le sue indicazioni sono rapide, e quasi istantanee, attesa la esi- 

 guità della massa metallica sottoposta alla radiazione. 



Il galvanometro che si adopera per queste esperienze è del 

 tipo Thompson, cioè un galvanometro a specchio ; la sua sen- 

 sibilità non deve essere eccessiva. È però necessario di adope- 

 rare, nel ponte di Wheatstone, una resistenza accessoria oltre 

 il bolometro, per stabilire 1' equilibrio del galvanometro. 



Le indicazioni di questo si leggono mercè un piccolo canoc- 

 •chiale munito di micrometro oculare, e con una scala divisa in 

 mezzi millimetri; un doppio decimetro, inciso su vetro, corri- 

 sponde perfettamente. 



L' elemento al selenio e che può chiamarsi « occhio artifi- 



