i5o Nuovo Termometro Stazionario 



si fermano, per l'attrito, o sofFregamento di una molla a pres- 

 sione , o , come dicesi , a strascico , fatta di metallo rosso 

 ( ottone e zinco ) incrudito, e collocata posteriormente. A que- 

 sta lamina graduata è in modo stabile fissato con ghiera ini 

 tubo di cristallo { E F) ( corpo il men dilatabile dal calore ) 

 il cui allungamento è permesso soltanto di basso in alto . Alla 

 sua parte superiore è altra ghiera ( H ) dalla quale pende , 

 mediante la vite rettificatrice K, una verghetta di piombo 

 ( L) { uno dei più dilatabili metalli ) il cui allungamento pro- 

 dotto dal calore ammosferico devesi effettuare d'alto in basso. 

 La maglietta {pp) serve soltanto per tenere in situazione il 

 tubo di vetro; ma in verun modo lo stringe, acciò possa ob- 

 bedire all' azione del calore . L' aria entra libera tra l' indica- 

 to tubo e la verga di piombo sospesa in esso ; e circolandovi 

 d'alto in basso, o di basso in alto, secondo la variata tem- 

 peratura dei diversi strati dell' ambiente , gli comunica sempre, 

 e subito le sue affezioni , relativamente al calore : termina in- 

 feriormente la verga di piombo in un x ■> ossia in un T" rovescio 

 ( m ) fatto di ottone , il cui braccio destro , allungandosi il 

 piombo, preme sulla squadra inferiore { ilf ) di uno dei due 

 pettini { M N ) i cui denti , ingranando in una rotella , o roc- 

 chetto ( Q ) fanno proporzionalmente alzare l'indice relativo 

 {D ) dal gelo all'acqua bollente. Il lato sinistro dello stesso 

 rovescio T", ( quando che per freddo si accorcia il piombo ), 

 solleva la simile squadra ( i? ) e pettine [ R S ) del lato op- 

 posto, e fa abbassare con eguale meccanismo l'altro indice ( C ) 

 cui è connessa, il quale è destinato a segnare i gradi piìi bassi 

 della congelazione . La mostra graduata ( ;5 ^ ); le rotelle; gli 

 indici ; i pettini ; tutto è difeso dalla sporcizie , e dall' urto , 

 mediante un telajo vetrato, il quale si può aprire, occon-en- 

 do , per osservarne in miglior modo la indicazione , se offuscato 

 ne fosse il vetro da vapore , o da gelo ; ed anco per rimettere 

 i due indici nello stato medio , verso l' uno dei due Equinozj . 

 Il numero , ed ampiezza dei gradi , che si vogliono inci- 

 dere sugli archi della mostra, sono in arbitrio del costruttore, 

 il quale può , traila dentatura del pettine , e quella del roc- 

 chetto , che porta l'indice, frapporre altra ruota , e rocchetto, 

 per ottenere una velocità , quanto gradisce , maggiore . Tale 

 è la costruzione di quello , che prima feci , i cui indici per- 

 corrono un arco di i8 linee ; nella estensione del quale si com- 



