Del sic. Giovanni Fabbroni. l5l 



prendono 36 gradì del termometro Reaumuriano , e adunque 

 sono di mezza linea ciascuno , e quindi sono ben distintamente 

 capaci di segnare sino a mezzo grado i massimi del nostro clima. 



I punti comparativi , e fissi di questo stazionario Termo- 

 metro si possono stabilire , o mediante altro sicuro termome- 

 tro di comparazione ; o si possono direttamente ottenere espo- 

 nendo perpendicolare nel ghiaccio, e poi ( col dovuto riguardo 

 alla pressione barometrica ) immergendo nell' acqua bollente il 

 totale dello strumento , i cui indici resteranno fissati ai due 

 punti estremi : l' arco , che tra questi è compreso , si può di- 

 videre in i8o, in 80, ovvero 100 gradi, o spazj eguali, se- 

 condo il termometro , o la scala che si vuol seguire . 



Sarà forse inutile l'avvertire i costruttori che niente sia 

 fatto con ferro in uno strumento quale è questo, destinato a 

 restar continuamente esposto alle intemperie. Il rame varia- 

 mente allegato supplisce a tutte le durezze che si richiedono, 

 e sufficientemente resiste all'azione distruttrice dell' ossigene 

 dell' Ammosfera . 



La costruzione , come ognun vede , di questo Termometro 

 Stazionario è facile, e non costosa; l'effetto è immancabile; 

 comparabile ne è l' andamento ; e niuna altra cura richiede , 

 oltre quella di una comoda osservazione . Vero è che il Me- 

 teorologo appassionato, qual conviene che sia perla scienza, 

 non schiva , né conosce incomodo , ed il celebratissimo Chi- 

 minello ne dette grande esempio , allorché , per osservare gli 

 andamenti del Barometro , non si concesse per lungo tempo 

 che brevissimi sonni , e ad ogni istante interrotti . Ma non 

 sempre ottengono sì zelanti persone ì pubblici stabilimenti : oc- 

 corre procurare in questi ogni facilità all'osservatore, onde ci- 

 mentata non venga la sua fede a supplire al vero con osser- 

 vazioni supposte , che sì possono modellar destramente sopra 

 sole probabili congetture . 



