238 Trattato di Meteorologia . 



Il manometro più semplice per misurare le variazioni nel- 

 la densità di un determinato strato dell'atmosfera si ottiene 

 sospendendo un globo di vetro sottilissimo, quasi affatto vuo- 

 to d'aria, all'estremità di un tubetto parimente di vetro, il 

 tjuale coli' altro estremo acuminato segna sopra una scala i 

 gradi di maggiore densità con la depressione del tubo, che 

 guadagna in peso quanto perde il globo pel maggior peso 

 dell'eguale volume d'aria, e viceversa i gradi di minore den- 

 sità dell'aria sono indicati dall'elevazione dell'indice vitreo. 



Questo strumento si potrebbe fare di qualunque materia, 

 il veti'O però è preferibile, perchè non è punto alterato dall' 

 umidezza, e dalla siccità dell'aria, che fortemente agiscono 

 sopra i legni, e meno degli altri corpi è dilatato dal calore, 

 e ristretto dal freddo, onde insensibili essendo le alterazioni 

 nella lunghezza del tubo che sta in bilico col globo, e nel 

 volume di questo non succede variazione nel sito del centro 

 di siravità del manometro . 



La S(|uisitezza dello strumento consiste nella sua legge- 

 rezza e mobilità . Questa è tanto maggiore quanto pifx ampio 

 è il globo, più sottile ne è il vetro, più rarefatto è il fluido 

 <;he contiene, ed il punto di sospensione offre minor frega- 

 raento, e resistenza al moto . 



I globi di vetro sottilissimo e quasi perfettamente vuoti 

 si ottengono soffiando con la solita canna de' vetrai una goc- 

 cia di vetro tanto che vi possa cader dentro un pezzetto di 

 umido midollo di sambuco, o di spugna leggermente bagna- 

 ta, oppure un globetto di cera, quindi compresso il vetro 

 { che si mantiene in fusione ) vicino alla canna per chiude- 

 re la comunicazione tra questa e la capacità della goccia , i 

 vapori che dal corpo umido od infiammabile esalano , dilata- 

 no talmente il vetro, che le pareti del globo o della sferoide 

 che ne risulta sono della massima sottigliezza, onde il suo 

 peso specifico, di poco accresciuto dal caiboncino del pezzetto 

 di midollo di sambuco o di spugna è il minore possibile, ed 

 il volume ne è sufficiente, perchè una differenza sensibile 

 nella densità dell'aria si manifesti nel variato peso (lei globo. 



