Del Sic. A. M. Vassalli-Eandi . aSg 



Nel fare <juesti globi e per l'ineguale fusione, o liqui- 

 dità della goccia di vetro, e per la troppa copia di vapori, 

 molti non riescono; ma non importa di dieci che se ne fan- 

 no, più di uno riesce, onde possiamo procurarcene diversi 

 per averli all'uopo. 



Provai a sospendere il globo ed il tubetto con fili .sotti- 

 lissimi di seta, ma la polvere ( dalia quale conviene conser- 

 vare ben netto lo strumento ) vi resta troppo aderente, per- 

 ciò preferisco fili capillari di argento . Il centro di gravità è 

 segnato nel tubo avendo l'aria una densità media ( alla tem- 

 peratura di IO gradi di Reaumur ) , ed il barometro essendo 

 alla sua media elevazione, ed è tenuto sospeso con un anello 

 del suddetto filo d'argento. 



Giova segnare il centro di gravità per non essere ingan- 

 nato dai vapori sottilissimi, clie aderendo in certe circostanze 

 al globo ne accrescono il peso, nel qual caso conviene ben 

 ripulire il globo ed il tubetto rimettendo il tutto facilmente 

 in ordine pel segno che vi è al punto del centro di gravità . 



Ogni qualvolta non si tratta di aver un igrometro che 

 lasci la traccia delle sue variazioni, quello a capello è pre- 

 feribile, perchè sebbene questi igrometri non hanno tutti la 

 mossa uniforme, sono però i più comparabili, e tali si man- 

 tengono, mentre gli altri difficilmente vanno d'accordo, quan- 

 do sono fatti di recente, ed in ragione che invecchiano si 

 rendono più discordanti . 



Ben è vero che alcuni igrometri a membrana conservano 

 la mossa regolare per molti anni, e di questi ne ho due fat- 

 ti con pezzetti di corde di violino preparate, ossia ben pur- 

 gate, dei quali l'uno da sedici anni, e l'altro da dodici che 

 gli osservo, non mostrano ancora alcuna alterazione, e le lo- 

 ro mosse sono sempre corrispondenti, quantunque il primo 

 sia assai antico poiché è stato fatto dal celebre Dolond a 

 Londra, mentre il secondo è stato fatto nel j8o3 dal valen- 

 te Barometraro Conti a Torino; tuttavia la maggior parte de- 

 gli igrometri formati con pelli, membrane, paglie, legni, e 



