Del Sig. Ermenegildo Pini. iSg 



vola , e rli metterlo quindi a livello col mez;zo delle viti h 

 ( Fig. I ) , al qual fine può servire il Gonimetro per rispar- 

 miare un livello a bolla d'aria. Ma in tal modo difficilmen- 

 te si ottiene l'intento. Per ottenerlo facilmente, e compiu- 

 tamente conviene collocare lo stratimetro su di un trepiede, 

 la cui testa sia fornita del movimento teodolitico . A tal fine 

 si appresti una tavoletta solida, e bene spianata, nel cui mez- 

 zo sporga al di sotto un tubo di ottone , il quale si possa in- 

 vestire nel cono , che sorge dall' indicata testa , e fissarvelo 

 con vite . Su di questa tavoletta si fermerà colle viti lo Stra- 

 timetro , e quindi si orizzonterà, come si fa nel Teodolite. 

 Siccome chi esercita la Geometrìa sotterranea suole essere 

 fornito di un Teodolite , così il trepiede di questo potrà ser- 

 vire anche per lo Stratimetro . 



1.3. Allorché si vuol trovare la comune sezione di due 

 piani, dei quali sia data l'inclinazione, e la direzione, si co- 

 mincia ad orizzontare lo Stratimetro. Quindi a ciascuna pia- 

 tina si dà la proposta inclinazione, e direzione: il che si ot- 

 tiene col Gonimetro, istromento già da me proposto fino dall' 

 anno 1780, e più distintamente descritto, e disegnato nelle 

 Memorie dell'Istituto Nazionale dell'anno 1806. Per dare con 

 questo stromento ad una platina l' inclinazione proposta , si 

 comincia a darvi una piccola inclinazione , quindi vi si ap- 

 plica la tavoletta annessa al Gonimetro in modo , che la me- 

 ridiana istromentale sia paralella ad uno dei bordi laterali 

 della platina, epperò sia in un piano verticale: inoltre il nord 

 istromentale deve essere rivolto verso la parte ascendente 

 della platina : per potere applicare alla platina la tavoletta 

 del Gonimetro , nel mezzo della parte superiore di questa è 

 un foro, al quale ne corrisponde un altro a vite nel mezzo 

 delTa parte superiore della platina : onde con una vite si pos- 

 sa fissare quella su questa . 



i4- Essendo lo Stratimetro orizzontato., il movimento del- 

 la platina intorno alla sua cerniera si fa in un piano verti- 

 cale, ossia in un piano, che passa per la meridiana istromen- 



