Del Sio. Giovanni Fabbroni . a65 



una alterazione qualunque alla sua naturale gravità. Un facile 

 meccanismo immaginai, che senza niuovci e la bilancia , egregia- 

 mente serviva per piontamente alzare, o abbassare il vaso, quan- 

 to chiedeva il bisogno, per la costante immersione . 



Hatchet avverte di avere usato nelle sue prove una de- 

 licata Bilancia , la quale , caiicata di mille giani in peso 

 ( e suppongo nel suo totale) rompeva l'equilibrio alla centesima 

 parte di un grano solo. La bilancia adoprata da Brisson era tale , 

 che , caricata di una libbra per parte, si determinava all'eccesso 

 di una ottava parte di grano. Io ebbi sempre 1' avvertenza di 

 proporzionare la delicatezza , o la forza delle Bilancie alle masse 

 da esplorarsi; e credo che la sensibilità della Bilancia', che usai 

 generalmente perle monete, sia sufficiente all'oggetto; poiché 

 eccedeva i limiti delle frazioni, che a\ vertire si sogliono nella 

 stessa operazione del Saggio. Le sue braccia erano lunghe cento, 

 e dieci linee Francesi; salde nella loro lunghezza; non incurva- 

 bili ;e sotto un carico superiore a 600 grani per parte, propende- 

 va quella , ove aggiungevasi la trentaduesima parte della unità , 

 ossia, meno che la quarantottomillesima del totale . 



Sarà inutile dire che adoprai costantemente acqua stillata, 

 perchè deve supporsi; ma aggiungerò che 1' adoprai di tempera- 

 tura non mai diversa da quella deil'Ammosfera in cui erasi pesa- 

 to il corjto , che occorreva esplorare , per evitar così qualunque 

 errore imputabile alla nota dilatabilità diversa , poco avanti av- 

 vertita . 



La variazione Barometrica tra noi a poco più di un pollice 

 limitata, non poteva ])ortare alterazione tale sul peso di un pic- 

 colo pezzo di metallo , da meritar la cura di contemplarne il pe- 

 so nel vuoto. Cosi egualmente , riflettendo che poclii momenti 

 bastano per verificare i due pesi di una stessa sostanza , non eb- 

 bi apprensione alcuna circa al possibile cambiamento della tem- 

 peratura ammosferica, che istantaneo non è, specialmente ope- 

 rando in stanze chiuse, e che un termometro, il cui bulbo non 

 eccedeva due linee in diametro , avrebbe prontamente annun- 

 ziato . Quindi non mi venne in pensiero la piecauzione usata 



Torno XUL H daU' 



