Del Cav. JjEopoldo Nobili 179 



filo del moltiplicatore; 1' una risguarda la sua grossezza, l'al- 

 tra il numero de' suoi giri d'intorno al telajo. In quanto al- 

 la grossezza m'era già accorto fino dai primi miei tentativi 

 per migliorare il galvanometro , che di troppo era sottile il 

 filo d' i di millimetro impiegato da Oersted e da altri fisici 

 nella costruzione di quello strumento. Una grossezza maggio- 

 re conduce assai meelio le correnti elettriche senza andare 

 soggetta a verun altro inconveniente. Il filo che scelsi per 

 il primo mio galvanometro, era già grosso t di linea. Questo 

 diametro presenta già molti vantaggi: pure guadagnasi anco- 

 ra a crescerlo di qualche poco, come mi sono assicurato con 

 reiterate prove. Il filo che copre il nuovo telajo , ha 7 di li- 

 nea di grossezza. Bisogna ricordarsi che due sono le specie 

 di correnti da misurarsi col galvanometro, le idro-elettriche , 

 e le termo-elettriche. Egli è specialmente per quest' ultime 

 che s'avvantaggia non poco ad assegnare una certa grossez- 

 za al filo conduttore. Questo filo è sempre di rame ricotto : 

 operazione che giova per adattarlo bene al contorno del te- 

 lajo. Bisogna per altro guardarsi dal non bruciarlo punto né 

 poco quando si ricuoce: altrimenti si perde nel filo una par- 

 te della sua facoltà conduttrice. 



Due erano gli ordini di giri , con cui copriva il telajo 

 del primo mio galvanometro: per compiere tutte quelle rivo- 

 luzioni si esigeva un filo lungo ag. in 3o. piedi. Ora il filo 

 più grosso che forma il nuovo moltiplicatore, compie sul te- 

 lajo quattro ordini di giri, ed è lungo 44- piedi. Non avrei 

 potuto crescere di tanto questa lunghezza senza avere au- 

 mentato in una certa proporzione il diametro del filo. 



Istituendo un esatto confronto fra uno dei primi miei 

 galvanometri e l'attuale, ritrovo che la stessa corrente ecci- 

 tata dall'acqua distillata fra due pezzettini di rame e di zin- 

 co , porta lo stesso sistema d' aghi astatici a g.° nel primo 

 galvanometro, ed a 1:2.° nel secondo. Questo non disprezza- 

 bile aumento di sensibilità risulta in parte dalla minore di- 

 Stanza dell'ago interno dai giri del filoj ed in parte dalle 



