Del Cav. Leopoldo Nobili i83 



za che l'ago allungato soffre per parte dell'aria, è la causa 

 principale della sua inerzia. Se gli aghi differiscono poco nel- 

 la fòrza del loro magnetismo , quella resistenza basta a fer- 

 marli fuori del luogo del loro giusto equilibrio ; onde per ser- 

 virsi con sicurezza dell'indice allungato, conviene adattare 

 l'appendice ad una coppia d'aghi, la cui differenza di ma- 

 gnetismo sia tale da richiamarli ad una posizione stabile d'e- 

 quilibrio^ vincendo dappertutto la resistenza che l'aria oppo- 

 ne al libero movimento del sistema (9). Non è questo in al- 

 lora da impiegarsi nelle ricerche d' un' estrema delicatezza : 

 va riservato per le correnti più sensibili, delle quali interes- 

 si di conoscere la misura con tutta quella precisione che si 

 può desiderare in siffatto genere di ricerche. 



La fig.'^ 7. rappresenta un piccolo vaso di porcellana mon- 

 tato sopra una scatola di metallo L'L' dello stesso diametro 

 della bussola LL [fig-'^ i.)- <^osì può collocarsi nel posto di 

 questa, e servire comodamente alla misura delle correnti idro- 

 elettriche. Per le comunicazioni sorgono ai lati due colon- 

 nette d'avorio forate un poco alla cima onde ricevere gli ar- 

 chi metallici pq, p'q . Questi archi termmano in forma di mor- 

 sa per serrarvi dentro le lastrine elettro-motrici che si vo- 

 gliono esperimentare coi conduttori umidi. Le comunicazioni 

 dei pezzi della vaschetta colle estremità del galvanometro si 

 stabiliscono poi per mezzo di sottili laminette già preparate 

 che partono dagli archi pq, p'q, e s' impegnano sotto alle vi- 

 ti delle prime colonnette 0,0' della tavola del galvanome- 

 tro (/g.» I. ). 



Ho unito alla vaschetta un assortimento di lastre di dif- 



(9) Si può anche ricorrere ad un al- 

 tro espediente , a quello cioè di collo- 

 care sul dinanzi del galvanometro una 

 calamita abbastanza attiva per non per- 

 mettere al sistema dei due aghi di fer- 

 marti in più luoghi. Potrà un tale ri- 



piego giovare in altri incontri , vale a 

 dire quando si vorrà diminuire la sen- 

 sibilità dell' istromento senza cangiare 

 gli aghi del galvanometro ( Annali di 

 Chimica e Fisica ec. ec. Anno iSaS. 

 bimestre 5.°) 



