Del Prof. Giuseppe Bianchi S91 



re colle Specole di Torino e di Padova^ per averne un con- 

 fronto della fonno'a dell'altezza oraiia del barometro nelle 

 medesime ore di un comune intervallo ed in luoghi diversi. 

 Non mi è noto qual' conclusioni abb'.a somministrato il detto 

 confronto delle operazioni combinate, ma in attenzione che il 

 Prof. Carlini, avendou'; raccobi ' materiali, ne produca le de- 

 termina?:;oi2Ì com'>aiative e proseg':? le sue sagaci indagini su 

 l'p'^oriiento, io conferuieò in'ri;to co' riàul'amenti miei par- 

 ticolari n per la mia GtaiSTone quelle leggi de' cangiamenti ba- 

 rometrici 5 che riollo impori di presente conoscere in ogni 

 Csservatorio. Debbo solo premettere ' uali avverten";e e cau- 

 tele ab])) ^ io usate nel'e osserva''ioui; mentre tutti la fiducia 

 (^e' risultamenti in ciò è riposta, come oLtimamente dichiara- 

 ''/a Ramo.id, che le osser\ azioai siano buone, tanto in riguar- 

 ido air esplorata esattezza dell' istroinenlo quanto per la ma- 

 , niera diligente di adoperarlo, e che la logi;^ uellc stesse os- 

 » servazioni, vp'e a dire l'esame ui esse e il niodo di combi- 

 ' narle si^uio parimenti giusti e ben impiegati. 

 / 4- Nelle mie osservazioni ho us..;'o sempre un barometro 



' a galleggiante costrutto dal macchinista dell' I. Specola di ivli- 

 lano Big. Grìndel. Da principio, non avendone io alcun altro, 

 mi afHdai alle indicazioni del medesimo senza verificarne la 

 scala; ma poscia fatto eseguire dal macchinista di (juesto R. 

 Osservatorio Sgarbi lui simil baiometro, e piocuratomi un esat- 

 to e riconosciuto campione di misura lineare a scala in otto- 

 ne, col paragone mi assicurai di un errore nello zero del ba- 

 rometro Grindel, del qual errore ho potuto liberar lo stromen- 

 to e correggerne tutte le osservazioni anteriori, che spero di 

 aver per tal modo ridotte a precisione e uniformità. La can- 

 na del detto barometro è internamente del diametro di linee 

 2,,o pari a millimetri i\,^2.; onde potrei applicare alle altezze 

 barometriche la correzione di capillarità: se non che trattan- 

 dosi nelle ricerche seguenti di determinazioni relative piutto- 

 sto che di assolute, ho stimato di ommettere questa e l'altra 

 tenue correzione dovuta alla varia dilatazioa della scala di ot- 



