Del Sic. Giovanni Santini 4^9 



per la loro costruzione una grandissima diligenza; perciò ri- 

 mane sempre, come da bel principio annunziammo, il desi- 

 derio che si rimuovano gli ostacoli che si incontrano nella 

 fabbrica dei comuni cannocchiali Acromatici col Crown, e col 

 Flint. 



Il Chiarissimo Sig. Littrow, Professore di Astronomia nell' 

 Università di Vienna, sviluppò per il primo le condizioni al- 

 le quali si dovrebbe soddisfare per ottenere un buon cannoc- 

 chiale Acromatico, mediante due specie di vetri con due sole 

 lenti, delle quali la prima fosse convessa, e l'altra concava 

 portata dalla prima in gran distanza. E palese, che quando 

 ciò riesca , la lente concava per essere situata molto vicina 

 al foco delia lente di Crown , dove il fascio luminoso è già 

 ristretto in un angusto spazio, riuscirà di dimensioni molto 

 minoii, ed in conseguenza si richiederanno per la sua costru- 

 zione minori pezzi di Flint puro ed omogeneo, quali più facil- 

 mente si ottengono dalie fabbriche. Colla scorta della teoria 

 è facile di assegnare le condizioni alle quali si deve soddisfa- 

 re, affinchè vengano anche in questa disposizione distrutti gli 

 errori di rifransribilità e di fio-ura. Ma si cade nell' inconve- 

 niente di aumentare la lunghezza del cannocchiale, la quale 

 tanto più fassi maggiore, quanto minore è la forza dispersiva 

 del Flint in confronto di quella del Crown posti in opera. Di- 

 mostrò il lodato autore, che se ottenere si potesse una pasta 

 di Flint in cui la forza dispersiva fosse quattro o cinque vol- 

 te maggiore di quella dell'ordinario flint inglese, una tale di- 

 stribuzione condurrebbe a risultati vantaggiosi, perchè con pic- 

 cole porzioncelle di un tal vetro pure ed omogenee riuscire 

 si potrebbe a costruire un buon cannocchiale Acromatico di 

 grandi dimensioni. La composizione però di un tal Flint si de- 

 sidera tuttavia, e si può temerla non esente da gravi difficol- 

 tà, riflettendo che la forza dispersiva aumenta con la quan- 

 tità di ossido di piombo , conche aumentasi la difficoltà di 

 mescolare peifettamente gli elementi componenti tal vetro ; 

 ed oltre ad aumentarsi il numero ed il pericolo delle onde , 



