Del Sic. Giovanni Santini 44^ 



e la disposizione completa dell' objettivo acromatico dovrà es- 

 sere la seguente ( supponendo gli indici di rifrazione, come a 

 bel principio li abbiamo assunti ) ìooi^'k)i,iiì> o\ *• 



1 ." lente , isoscele di Crown, convessa; distanza focale = i ,000000 

 Raggio comune alle due superficie . . .= 1,060000 



a." lente, isoscele dello stesso Crown; distanza focale = o,o7i2,3i 7 

 Raggio comune alle due superficie . . . = 0,0766555 



3." lente, concavo-concava di Flint; distanza fo- 

 cale risultante dai superiori raggi corretti = — c,07a35g9 



Raggio della i.^'superficie rivolta versogli oggetti =: — 0,0797687 



Raggi della 2.* superficie rivolta all'occhio = — o,io8i8o5 



Distanza della prima dalla seconda lente . . .= 0,668437 



Grossezza della prima e della seconda lente = 0,002 circa 



Grossezza della terza lente = 0,001 



Semi-apertura della prima lente = x = o,o5 



La semi-apertura delle due lenti di correzione = -^a;=o .01 7 cir. 



L'estremo raggio principale, che attraversando il centro 

 della prima lente potrà essere rifratto dalla seconda e terza 

 lente farà con l'asse un' angolo di i.°a5'; perciò il campo 

 sarà sempre convenientemente grande. 



i3. Neir objettivo precedentemente descritto sarebbero 

 tolti gli errori di rifrangibilità nei raggi eterogenei prossimi 

 all' asse, e di figura nei raggi medii estremi, se i piccoli er- 

 rori commessi nella stima delle parti proporzionali in una si 

 lunga serie di operazioni numeriche, e le seconde potestà del- 

 le correzioni trovate, trascurate per la natura stessa del cal- 

 colo differenziale, non esercitassero sui finali valori di k' una 

 qualche influenza. È quindi opportuno di mostrare col calco- 

 lo la grandezza delle aberrazioni residue. Si riprenderà quin- 



