648 Rifrazioni Astronomiche ec. 



Chiamata z la simile quantità di aberrazione e nutazione per 

 la data di una osservazione , con aggiuntavi la parte propor- 

 zionale della precessione e del moto proprio corrispondente- 

 mente all'intervallo fra questa data e quell'epoca, sarà i—z 

 la variazion accennata e da applicarsi, coi segni convenienti, 

 all'osservazione di altezza o di distanza al vertice. Per le os- 

 servazioni successive o vicine di una medesima stella basta 

 poi calcolar z — z coll'intervallo di dieci o quindici giorni e 

 prenderne, come bo fatto, le parti proporzionali nell'epoche 

 intermedie. Dall' applicare così i numeri della terza colonna 

 a quelli della a." risultano le distanze vere allo zenit osser- 

 vate e poste nella 4-^ colonna, e le differenze fra queste e il 

 valore di A' o di A", per ogni stella rispettivamente, sono le 

 rifrazioni esposte nella colonna quinta. 



6. Ad ogni rifrazione osservata e vera ho scritto di fian- 

 co le notate quantità del barometro, del termometro a que- 

 sto annesso, e del termometro esterno. Il barometro situato a 

 canto al circolo e mantenuto ben verticale fu cangiato du- 

 fante la serie delle osservazioni, al primo di Grìndel avendo- 

 ne io sostituito uno appositamente costrutto da ^garZ»/', mac- 

 chinista della Specola. GolT opportunità quindi che ebbi di 

 confrontare li due barometri mi accorsi dell'errore di uno di 

 essi, ed era il primo, in cui lo zero della scala e il segno del 

 galleggiante più non si corrispondevano. Ad esserne vieppiù 

 certo io mi procurai da Milano un campione di misura lineare, 

 e rinnovati con essO i confronti, e corretto poscia il primo ba- 

 rometro ne ottenni il mio intento; poiché dopo la correzione i 

 due barometri vanno benissimo d'accordo , né sussiste altra 

 differenza fra essi che quella della varia loro capillarità (*). 



(*) Nota. Le scale ilei miei barome- 

 tri sono in pollici del pieJa di Parigi. 

 Quello di Grindel , che ho adoperato 

 fino al jy Febbrajo 1829, hu il dia- 

 metro interno della sua canna di linee 

 «,ó. L' altro di S2arl)i, adoperato eem- 



pre dopo il detto giorno , ha la canna 

 del diametro interno di linee 2,83. Alle 

 quantità che riporterò di questi due 

 barometri non è stata applicata la cor- 

 rezion capillare. 



