Del Sic. Professore Giambattista Amici liS 

 distribuzione delia quale dipende principalmente il maggior 

 effetto dell' istrumento. 



Io ho adottate le misure precedentemente descritte per 

 le diverse parti del Microscopio, poiché mi è sembrato che 

 r istrumento acquisti una forma comoda , e sia anche conci- 

 liata una grande forza amplificativa con una discreta distan- 

 za dell'oggetto dal corpo dei Microscopio. Questa distanza^ che 

 come si è veduto, risulta di mezzo pollice, basta per potere 

 illuminare il corpo con quel grado di luce che conviene alla 

 natura del medesimo, e non obbliga di dovere separare le parti 

 dal tutto; inconveniente che si farebbe principalmente sentire 

 trattandosi di particolari osservazioni sui viventi. 



Nei Microscopi diottrici composti 1' obbiettivo del fuoco 

 dì circa linee 6 del piede di Parigi , preso ad esempio da di- 

 versi Scrittori di ottica, riunisce le migliori qualità tranne al- 

 cune circostanze particolari, nelle quali rinunziando al modo 

 d'illuminazione si desidera piuttosto un maggior ingrandimento. 



L' oggetto da osservarsi con questi obbiettivi si trova a- 

 dunque circa alla stessa distanza rispetto al soprastante tubo 

 del Microscopio diottrico, che rispetto al tubo del mio Catot- 

 trico, egli è quindi naturale il paragone di questi due strumenti. 



Ho avuto occasione di fare il confronto pratico con mol- 

 ti Microscopi composti costruiti dai rinomati Adams, e Dollond. 



Lo stesso oggetto in parità di circostanze osservato suc- 

 cessivamente nei diversi istrumenti, si è trovato sempre me- 

 no distinto, e men chiaro nei diottrici, e 1' ingrandimento de! 

 catottrico si è rinvenuto tanto maggiore da rimanere anche 

 d' assai superiore a quello prodotto da un oggettivo di vetro 

 del fuoco di una sola linea. 



Non mi è mai avvenuto però di poter paragonarlo con 

 Microscopi di Dellabarre pei quali un Otticista francese osa 

 sfidare tutte le lavorazioni d'Inghilterra, e nemmeno mi so- 

 no incontrato in Microscopi fabbricati nel celebre Istituto ot- 

 tico di Benedictbeurn presso Monaco. Per altro dalle note de- 

 gl' istrumenti fitte da Utzschneider, e Fraunhofer vedo, che 



Tomo XVIII . i5 



