_ 1244 — 

 ga eziandio in (jiieUo stato che comunemente ci accordia- 

 mo denominare inerzia cerebrale. 



Ed ora passiamo a conoscere le principali difficollù, 

 che dipendono dall' istrumento. 



Porre il bottone, o la palottola del cardiografo a ri- 

 dosso dell' apice del cuore si fa presto ; non cosi è quando 

 si voglia, com' è necessario, tenervelo per bene applica- 

 to. — A ciò il cardiografo è munito d'una cinghia elastica, 

 colla quale viene assicurato in posto. Ma questo mezzo 

 non giova sempre. 



Bisogna sapere che in molti casi non basta incontrare 

 l'apice col bottone deiristrumento ; bisogna che l' incontro 

 si faccia in una direzione che sia la più opportuna perchè 

 ogni movimento dell' apice venga interamente trasmesso 

 all'aria dell' istrumento. 



Siccome alcuni movimenti, che si vogliono dall'apice car- 

 diaco tradurre nel corpo di aria racchiusa nel cardiografo, 

 vengono seguendo la direzione dell'asse longitudinale del 

 cuore, ed altri in direzione perpendicolare, o quasi, al pia- 

 no su cui riposa il cardiografo; cosi le difficoltà che s'in- 

 contrano spesse volle consistono nel non esercitare l' istru- 

 mento quel dato grado di pressione sul torace ed in quella 

 data direzione, che favorisce più che è possibile il concen- 

 tramento con quella dei movimenti del viscere sul bottone 

 dell' istrumento. 



Per ovviare a queste difficoltà, alla cinghia, che porta 

 Tistrumento^ io ne ho aggiunto altre destinate non solo a 

 tenere in posto l'istrumento, ma a farlo inclinare verso quei 

 lato, o in su, od in giù, come meglio torna allo scopo. 



Qualche volta fui costretto tenere applicato il cardio- 

 grafo colle mani collocandomi presso il paziente nella posi- 

 zione più opportuna, per impedire la stanchezza o qualiin- 

 tiuc altro movimento sia della mano che della mia perso- 



