— 1314 — 

 tra chiave, situata sul collo del vase, può esser messo in 

 comunicazione coir aria esterna. Dal tubo, che comunica 

 colla macchina di aspirazione, si distacca verticalmente un 

 altro tubo a sezione più ristretta, che va a fluire in una 

 vaschetta che si riempie di mercurio o d' altro liquido : il 

 differente elevamento del liquido in questo tubo manome- 

 trico dà la misura delle variazioni di pressione nel grande 

 vase. Il processo sperimentale per la determinazione di k 

 con questo metodo consta di tre parti ; nella prima si pro- 

 duce nel vase grande una certa rarefazione che viene mi- 

 surata dal tubo manometrico, e che diremo /2 : girando 

 rapidamente, in secondo luogo, la chiave che comunica 

 all'esterno, si ritornerà per un istante alla pressione ester- 

 na, e finalmente il gas compresso, si dilaterà, e nel tubo 

 manometrico si avrà una dilatazione /S^. Sviluppate ana- 

 liticamente le condizioni di queste esperienze, viene a ri- 

 su Itare k =: - — -, . 



L' apparecchio da me usato nelle presenti determina- 

 zioni è analogo ; consta di un matraccio a largo collo e 

 della capacità di circa 4 litri ; il collo di questo matraccio 

 è chiuso da un turacciolo di sovero perfettamente stuccato 

 con minio e biacca stemperati nell' olio di lino e quindi 

 essiccati, oppure con gesso da presa o cemento a seconda 

 della determinazione: in ogni caso si potè avere la certez- 

 za di una chiusura ermetica. Attraverso questo turacciolo 

 erano praticate due aperture ; una di esse veniva attra- 

 versata da un tubo di vetro munito di chiavetta, che chiame- 

 remo fl, situata immediatamente al di sopra del turacciolo, 

 e che immetteva in un vase di vetro a doppia tubulatura. 

 La seconda apertura veniva pure attraversata da un se- 

 condo tubo, il quale esternamente si allargava a guisa di 

 capsula, sugh orli smerigliati della quale si tendeva una 

 membrana elastica preparata in modo differente a secon- 



