m 



— 4392 — 

 a quello adoperato (Ini professori Naccari e Ballati nel loro 

 studio sperimentale sulla intensità del fenomeno Peltier a 

 varie temperature {Atti detf Istit. ven., 1877). Esso consi- 

 ste nel costruire graficamente l'andamento della tempera- 

 tura per ciascun calorimetro, prendendo per ascisse i tempi 

 e per ordinate le differenze fra la temperatura al momento 

 della chiusura del circuito e quella che il termometro ha 

 segnato in ciascun minuto precedente o successivo. Am- 

 mettendo che ciascun calorimetro nel periodo del riscalda- 

 mento per un dato eccesso della sua temperatura sopra 

 quella dell'ambiente si trovi nelle stesse condizioni di per- 

 dite di calore come nel periodo del raffreddamento in quel- 

 r intervallo di tempo in cui si ha un uguale eccesso della 

 temperatura del calorimetro su quella dell' ambiente, si 

 potrà applicare alle variazioni di temperatura in ciascun 

 minuto del periodo ascendente la correzione che si ottiene 

 prendendo la corrispondente variazione di temperatuia nel 

 periodo discendente e dividendo questa per il tempo, du- 

 rante il quale si compie. È questo lo scopo del traccia- 

 mento della curva. 



La formola che serve a calcolare il calore specifico dai 

 dati sperimentali è la seguente: 



In essa e è il calore specifico da determinarsi, P, il 

 peso dell'acqua messa in uno dei calorimetri, 



a, , l'equivalente in acqua delle porzioni di calorimetro, 

 di termometro e di accessori che sono bagnate dal- 

 l' acqua, 



6,, r aumento di temperatura prodotto dal passaggio 

 della corrente; 



p2, «2» ^2 sono le quantità che corrispondono a P, , 

 a^ , 01 , e spettano al liquido da studiarsi; 



i) è il rapporto fra le resistenze dei due fili di platino. 



