— 1116 — 

 versa la piastra NP sporgendo all'interno e all'esterno. 

 Nel suo foro è fissata con mastice un'asticella metallica la 

 quale comunica da una parte col pezzo D , per mezzo di 

 un filo piegato ad elica flessibile, e dalla parte esterna 

 con un fdo sottile di rame che resta teso fra essa e l'elet- 

 trometro. Alla sua estremità esterna alla campana Tasti- 

 cella suddetta porta anche una vaschettina di rame con 

 mercurio, nel quale possono pescare le estremità di due 

 leve mobili, una delle quali comunica col suolo e l'altra 

 con un polo della coppia campione Latimer-Clarcke, di 

 cui l'altro polo comunica colla terra. La prima di queste 

 leve serve adunque a mettere allo zero l'elettrometro; l'al- 

 tra serve a misurarne la sensibilità e quindi a ridurre in 

 Volta le deviazioni lette in millimetri della scala. 



Inline, l'apparecchio della ligura 6 può essere portato 

 da un sostegno isolante. E così possibile a volontà, o di 

 tenere in comunicazione col suolo la lastra A o di man- 

 tenerla a qualunque potenziale costante, tenendola invece 

 in comunicazione col polo di una pila di un numero va- 

 riabile di coppie, della quale 1' altro polo comunica col 

 suolo. 



Per le esperienze che riferisco in questo capitolo, ese- 

 guite nell'aria ordinaria, la campana non fu adoperata. 



8. Descritto così l' apparecchio, ecco come, dopo una 

 lunga serie di tentativi, decisi di condurre gli esperimenti. 

 Collocato il disco C a cinque o sei millimetri dì distanza 

 dalla lastra traforata A si fanno agire le radiazioni. L'ago 

 dell'elettrometro devia immediatamente, prima rapidamen- 

 te, poi con grande lentezza. Quando è quasi fermo, p.es., 

 non si sposta che di un millimetro in 60 secondi (essendo 

 tale la sensibilità che un Volta corrisponde ad una devia- 

 zione di 4 IO a 450 millimetri), si fa la lettura e poi si fa 

 aumentare la deviazione di qualche millimetro dando (con 

 un piccolo conduttore isolato, col quale si tocca il polo 



