-624 Descrizione di un nuovo Elettrometro ec. 



ci elettricisti giudicheranno se sia o no da pi«ferirsi a qual 

 si voglia altro degli elettrometri, che prodotti fuono sino ad 

 ora . Di più gli stessi Fisici dalla descrizione di -fuesto mio 

 strumento , e dall' uso , che ne indicherò , comprtuderauno 

 che fu propriamente costrutto in modo da servirci ù\ guida 

 piincipalmente per conoscere a tutta precisione il grtdo di 

 carica di ciascuna lamina metallica o non metallica compo- 

 nente la colonna del Volta . Non servirebbe con tanta preci- 

 sione per saggiare 1' elettricità di un corpo che non potesse 

 mantenersi egualmente carico per alcuni secondi . 



Or passo alla descrizione dell' accennato elettrometro , 

 indi esporrò brevemente alcuni esperimenti relativi all' og- 

 getto sopra indicato . 



Descrizione dell' Elettrometro . 



La Fjg. I rappresenta la pianta dello strumento , e la 

 Fig. II 1' alzato geometrico . 



ABCD Fig. I , ed AB Fig. II è una base di legno . 



acbd è una lamina di ottone incassata , e fissata alla ba- 

 se di legno mediante sei viti a,f, h y e, e ^d. 



Nella detta lamina vi è incisa una scala MM divisa in 

 pollici j e linee del piede di Parigi . 



NNNN (Fig. 1) ed NN (Fig. II) è un cursore parimenti 

 di ottone; che porta un nonio io , o diviso in dieci parti 

 eguali, e tali che comprendono undici linee della scala MM. 

 N nominato cursore viene regolato da una vite YV ( Fig. I, 

 II ) che si fa girare col mezzo del suo capo orlato PP. Que- 

 sta vite girando in Q ( Fig. I , e lì ) senza muoversi oriz- 

 zontalmente { meccanismo già noto ) fa scorrere il cursore 

 "NNNN col mezzo del parallelepipedo R (Fig. I, e II) 

 pertugiato a vite , e che rimane stabilmente unito al cursore. 



Al medesimo cursore NNNN avvene congiunto un secon- 

 do al di sotto mediante la vite del parallelepipedo , che li 

 Stringe entrambi cosicché c^uesto scorre di pari passo col sa- 

 pe- 



