Dell' Ab. Dal Negro . óaS 



periore in un canaletto incavato nella base di legno . Questo 

 cursore interno , ed il canaletto entro cui scorre si scorgono 

 punteggiati nella base AB ( Fig. II ) . 



Questo cursore interno serve a far scorrere la base SS 

 ( Fig. I ) della colonnetta tt (Fig. II ) da H verso L ( Fig. I ) 

 dietro Y apertura HL fatta nella stessa lamina di ottone . Di 

 questa base ss scorgesi 1' alzato geonìetrico punteggiato nella 

 Fig. II, e delinealo poi in A ( Fig. III ) . Con questo artificio 

 si ottiene che se il nonio percorre due linee, di due linee 

 pure si scosta la base ss , e tutto ciò che vi sta sopra , e 

 secondo la medesima direzione • A suo luogo poi ne isdiche- 

 remo 1' uso . 



TT ( Fig. I , e II ) è un micrometro divìso in cento 

 parti eguali , ed ;«; n' è l' indice . Con questo micrometro si 



I . 



ha —— - di una linea per tutti quei casi in cui si desiderasse 



una precisione di misura al di là dal decimo , che si ottiene 

 dal nonio . 

 "■ KKKK ( Fig. I ) è una cerniera di ottone in cui vi n- 



mane incassata , e saldata con mastice la custodia di cristal- 

 lo senza fondo BBBB ( Fig. II ) . L' alzato di questa cernie- 

 ra si scorge facilmente nella Fig. II fra le viti Y , Y . 



L' or nominata cerniera è munita di due orecchiette 

 y , Y ( Fig. I ) mediante le quali si può fermare con viti 

 Y, Y ( Fig. II ) sopra la base. 



La custodia BBBB ( Fig. II ) di cristallo termina supe- 

 riórmente in un collo corto DD, la cui apertura circolare ri- 

 mane chiusa da un pezzo di legno ff oliato , e cotto in for- 

 no , come suolsi fare nei già noti elettrometri a boccetta . 



Per un foro praticato nel detto legno, che serve di tu- 

 racelo alla custodia di cristallo, vi passa una canna di vftro 

 ecce , e liei foro della canna entra per tutta la sua lunghezza 

 un cilindretto di ottone n , W quale nell' estremità superiore 

 termina in vite con cui si ferma al solito il condensatore X, 

 Tomo XI. K k k k ed 



