02.8 D£SCRIZIONE DI UN NUOVO ElETTROMETRO eC. 



sfera elettrica che s» forma d' intorno la sfera m ( che co- 

 munica col piatto inferiore del condensatore ) attrarrà 1' indi- 

 ce , e si manifesterà così la carica del condensatore . Per co- 

 noscere poi sino a qual distanza giunga la sfera di attività 

 prodotta dalla carica del zinco , si allontana l'indice fino che 

 r attrazione non è più atta a far che 1' estremità inferiore 

 dell' indice scappi sensibilmente dall'indice di rincontro. 



Ognuno comprende con quanta precisione si possa misu- 

 rare la più piccola quantità di fluido elettrico . La difficoltà 

 sta nel doverla tentare tre o quattro volte ; ma fatta un po- 

 co di pratica la cosa riesce sommamente facile, e si ha poi 

 il compenso di ottenere quell' esattezza , che non si potrà 

 giammai sperare dagli altri elettrometri , massime se si tratti 

 di minMissime differenze . 



Conosciamo già con qual legge decresca 1' attività dell' 

 animosfere elettriche , e lo conosciamo specialmente per gli 

 ingegnosissimi esperimenti , e per i calcoli del celebre Fisico 

 M. Coulomb; il perchè» riuscirà facile anco il calcolare con 

 questo elettrometro 1' intensità dell' elettricità dalla maggior 

 o minor distanza in cui verrà attratto l' indice . 



La sensibilità poi di questo indice è tale che se in luo- 

 go del conduttore metallico n ( Fig. II ) , si sospenda una pa- 

 glia eguale perfettamente alla metà 5, i dell'indice, e si ca- 

 richi debolmente il condensatore , si muoverà 1' indice , e la 

 paglia sospesa si manterrà in quiete . La cosa è poi chiara, 

 attesoché 1' attrazione elettrica non deve vincere che la sola 

 forza d' inerzia dell' indice ìs . 



Per le cariche maggiori di i5* o ao" si adoperano degli 

 indici meno leggieri fatti anche di metallo , avendoli prima 

 resi comparabili coli' indice ii in quel modo appunto che in- 

 segna- il celebre Fisico di Pavia nelle sue dottissime lettere 

 sopra la meteorologia elettrica . Ora per altro in luogo di 

 adoperare 1^ elettroforo spogliato delle prime scintille si po- 

 trà usare con più precisione , e con maggior sicurezza alcuni 

 Strati della colonna da cui si ottiene una carica costante , o 



di 



