63o Descrizione di un nuovo Elettrometro ce. 

 ra si ha i! vantaggio di ripetere l' osservazione dlscen(3en- 

 (ìo , ed ascendendo di nuovo, sempre certi di comunicare all' 

 elettrometro la carica di un qualunc^ue determinato disco 

 componente la colonna . 



Ecco dunque come mi sono diretto nel saggiare la cari- 

 ca progressiva della colonna . Presi uno dei nominati dischi 

 di rame , e facendolo comunicare col suolo mediante la ma- 

 no , {' avvicinai al condensatore al solito, e ne notai il risul- 

 tato che fu = o . Soprapposi al rame un disco di zinco , e 

 facendo , come prima , che il rame comunicasse col suolo , 

 avvicinai il zinco al disco inferiore del condensatore , ed al- 

 zato lo scudo segnai il risultato, che anche in questo fu = o. 

 Dopo di questo vi posi sopra un disco di cartone umettato 

 con acqua alla comun temperatura, ed avvicinato il cartone 

 air elettrometro notai il grado di carica indicato dall' indice 

 che rinvenni = a.' 8 , e lo stesso feci sino alla fine della pic- 

 cola colonna . 



Ora che ho accennato il modo di cui mi sono servito in 

 questa mia indagine sopra la carica della colonna, darò i ri- 

 sultati nella qui sottoposta tavola , il che» servirà ad intende- 

 re la progressione della nominata carica con più brevità , e 

 con maggior chiarezza . 



TAVOLAI 



8. R. Z.U.R. Z.U.R. Z = 6°. a' 



9. R. Z. U. R. Z. U. R. Z. U = 1 1". 5 



10. R. Z. U. R. Z. U. R. Z. U. R = 1 1". 5 



11. R. Z. U. R. Z. U. R. Z. U. R. Z = 1 1'. 5 . 



8 a. R. ec. Que- 



