Ueber den neuen Zeichnungs- Apparat 

 von Dr. J. R. Scliiner in Wien. 



(Hierzu Tafel I.) 



i lachdem dei- von H. Winnerlx ausgedachle Zeichnungs-Apparat, 

 mit Hülfe dessen er seine bekannten ausgezeichneten Abbildungen 

 dei- IVly<"elophilineii- und Sciarinen- Flügel anfertijite, verschiedene 

 Verbesserungen und Vereinfachungen durch die Herren Brauer und 

 ßergenstaium in Wien erfahren hat, ist Herr Dr. Schiner in Wien 

 auf die glückliche Idee gekoninien, den Zeichnuugs-Apparat umzu- 

 kehren; in Folge dessen wurde ihm das Lichtbild unmittelbar 

 auf die vSchreibunterlage seines gewöhnlichen Arbeitstisches reflec- 

 tirt, scharf und bestimmt. 



H. Schiner giebt nun in dem uns zugegangenen Separat -Ab- 

 drucke aus den Verhandiiingen der zoologisch- botanischen Gesell- 

 schaft die nachfolgende Beschreibung des Apparats; dieselbe ist von 

 einem Holzschnitte begleitet, welcher durch H. Schiner's freundliche 

 Vermitteluug auch für unsere Zeitschrilt benutzt werden konnte. 



.,IM('in Apparat ist ein ganz einfacher, er besteht aus einem offe- 

 nen Kästchen (A), das auf einen Tisch umgestürzt aufgestellt wird 

 und dessen vierte Wand enlfernt ist. Der obere Boden dieses Käst- 

 chens erhall einen runden, entsprechenden Ausschnitt, über welchem 

 der Trichter (B) umgestürzt ;mfgcstelll wird, so dafs an seinem 

 zugespitzten Ende das Mikroskop (C) mit dem Objectlräger (a) dem 

 Refleclir.s})iegel (6) und den übrigen Bestandtheilen (c und d) sich 

 befindet und emporragt. Es wird sodann die Lampe (D) neben ge- 

 stellt, das Objeet entsprechend beleuchtet und im Mikroskope ein- 

 gestellt und das l.,ichtbild erscheint dann klar und scharf auf dem 

 Papierblalte, das unter dem Kästchen eingelegt wird. 



Als Vortheile meines neuen Apparates bezeichne ich folgende: 



I. Ist er so einfach, dafs er von Jedermann ohne alle Umständ- 

 lichkeiteD und Vorbereitungen benützt werden kann. 



